650 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Voici les résultats de cette expérience : 
t 
t—t' 
Gaz écoulé en 1 
14°, 96 
7°, 38 
797 cc. 
» 
8°,0'i 
1096 
» 
9°, 54 
1466 
» 
9°, 80 
1845 
)) 
10°, 29 
3045 
» 
10°, 63 
5067 
Calculée d’après la formule (2) la valeur de t — t' serait 1 1 o23. 
M. Macé a représenté graphiquement le résultat en prenant pour 
abscisses de la courbe les volumes du gaz écoulé et pour ordonnées les 
valeurs de t — t' . Or, il apparait à l’inspection de cette courbe « que pour 
des vitesses de déplacement de gaz de plus en plus grandes, la différence 
! — t' augmente rapidement d’abord, puis de plus en plus lentement, et 
semble tendre vers une valeur limite, peu différente de la valeur théori- 
que, lorsque la vitesse du gaz devient assez grande. » 
11 ressort de là que pour donner aux indications du psychromètre 
l’exactitude désirable, il faudrait au moment de l’observation soumettre 
l’appareil à un courant d’air aussi vif que possible. 
Deux moyens se présentent pour réaliser cette condition : l’emploi du 
psychromètre à fronde et l’emploi du psychromètre à ventilateur. Le pre- 
mier est préconisé par M. Macé de Lépinay, le second par M. A. Angot. 
Avant M. Macé, et dès 1855, L. Doyère avait étudié le psychromètre à 
fronde (I). Il l’avait comparé dans les circonstances les plus diverses, 
soit avec l’hygromètre chimique de Bruner, soit avec des hygromètres 
à condensation, et à la suite de ses études il avait donné pour valeur de 
A dans la formule (2) 
F — f = 0,000 687 [t—t') H. 
M. Macé, dans ses recherches nouvelles, compara les résultats de ses 
thermomètres-frondes avec ceux de l’hygromètre à condensation de M. 
Alluard. 
11 constata d’abord par des essais multiples « que l’on peut atteindre 
par l’emploi du thermomètre humide à fronde, un abaissement de tem- 
pérature, indépendant de la vitesse relative de l’air, par rapport au réser- 
voir, par conséquent indépendant de la vitesse du vent lorsqu’on opère 
à l’air libre. » 
L’allure de la courbe dont nous avons parlé plus haut le faisait pré- 
voir. 
(1) Note sur le Psychromètre à fronde dans l’Annuaire de la Société mé- 
téorologique de France, 1855, p. 60. 
