4 8o H Y G 
àl’autreauffî promptement que l’air. Plufietirs lanières 
faites de parties femblables & fembîabiement prépa- 
rées , auront le même tiffu & le même dégré d’élafti- 
cité. Eftàyons d’en faire des hygromètres dont la marche 
foit comparable. 
Vers l’extrémité fupérieure d’une planche je trace 
un cadran que je divife en dix parties égales; au 
centre de ce cadran j’attache une poulie à double 
gorge & garnie d’une aiguille : je prépare une Ianiere 
de parchemin de trois lignes de largeur & qui ait en 
longueur cent fois le contour de la poulie : j’attache 
cette Ianiere par une de fes extrémités au bas de la 
planche , & à une diftance du cadran qui foit égale 
à la longueur de la Ianiere. A l’autre extrémité de 
la Ianiere, j’adapte un fil ou une petite chaîne qui 
vient s’accrocher à un point de l’une des gorges de 
la poulie ; j’attache un autre fil à un point de l’autre 
gorge de la même poulie , & je fufpends à ce fil 
lin poids d’une demi- once : les deux fils paftent , l’un 
fur la première gorge, & l’autre fur la ieconde , en 
fens contraire , de maniéré que le poids tient la la- 
nière dans une tenfion perpétuelle. 
Lorfque la Ianiere devient humide, elle s’aîonge; 
îe contrepoids fait tourner la poulie, & l’aiguille 
marque fur le cadran de combien la Ianiere s’eft aion- 
gée : chaque degré marque un aîongement égal à un 
millième de la longueur de la Ianiere. 
Ce rapport entre la longueur de la Ianiere & cha- 
que dégré du cadran rend déjà l 'hygromètre comparable 
jufqu’à un certain point: car loient deux hygromètres , 
faits comme on vient de le dire, & placés, l’un à 
Rome & l’autre à Paris ; fi l’un marquoit hier trois 
degrés, & l’autre quatre dégrés , & qu’au jour d’hui 
le premier marque cinq dégrés & le fécond dix , il eft 
clair que le changement furvenu eft le même à Rome 
ik à Paris , puifqu’il a produit fur les deux lanières 
un aîongement de 0,05. Si au contraire le premier 
marquoit hier trois dégrés & le fécond quatre , & 
qu’aujourd’hui le premier relie à trois dégrés, tan- 
dis que le fécond avance du quatre au fept, ne doit- 
on pas en conclure que l’air ell devenu plus humide 
à Paris qu’à Rome ? On peut donner une idée de 
cette différence , en difant qu’elle eft marquée par un 
aîongement de 0,03, de la Ianiere. 
Pour rendre la comparaifon de ces hygromètres plus 
facile, il ne s’agit que de faire partir les aiguilles d’un 
terme connu & qui foit le même par-tout , de forte 
qu’un même dégré d’humidité loit marque lurtous les 
hygromètres par le même numéro: ce terme n’eil pas 
fi difficile à trouver qu’on fe l’imagine. Il ell untems , 
& ce tems n’ell pas rare , où les vapeurs humides 
font fans aélion ; c’eft celui d’une forte gelée, pen- 
dant lequel les molécules d’eau réduites en glaçons 
ne peuvent s’infinuer dans les corps : ce tems peut 
palier pour le terme zéro de l’humidité. Si on part 
de ce point pour graduer les hygromètres , &; que l’on 
fuive d’ailleurs ce que nous avons preferit , ces inf- 
trumensfe trouveront prefque aulîi comparables en- 
tr’eux que les baromètres ou les thermomètres. Il n’y 
aura plus qu’un inconvénient auquel il faudra remé- 
dier , l’altération des lanières caulée par leur vetuile ; 
On y remédiera en fubllituant tous les ans une nou- 
velle Ianiere à l’ancienne. ( D . Casbois , membrede la 
fociété royale des fciences & des arts de la ville de Met £ , 
& principal du college de la meme ville. ) 
M. Fergufon , membre de la fociété royale de Lon- 
dres, dont les ouvrages font aulîi ellimés des étran- 
gers que des Anglois, a inventé un hygromètre que 
l’on voit repréfenté, fig. 3 & 4, pi. 1 , de Phyfique , 
dans ce Suppl, dont voici la conftru&ipn. 
A A A A ,fig. 3 , eft un chaffis de menuiferie , dans 
les longs côtés duquel font pratiquées deux rainures , 
dans lesquelles eft emboîté un panneau de bois blanc , 
auquel on laiffe du jeu: ce panneau a environ l’é- 
H Y G 
pailfeur d’un écu & 1 5 pouces de long , & eft 
fcié dans un fens contraire au grain du bois. La partie 
du milieu déborde aux endroits c 6c c , & tient au 
chaffis par deux vis qui le contiennent en place , tan- 
dis que le relie s’alonge lorfqu’il fait humide , & fe 
relferre vers le milieu lorfque le tems eft fec. i^eft une' 
goupille plantée près d’une des extrémités du pan- 
neau , fur lequel tournent I4 grande & la petite pou- 
lie H & G , qui eft fixe dans l’endroit h. On attache 
le bout d’une petite corde flexible à la goupille F , 
dont l’autre bout entoure la petite poulie G , dans la 
rainure de laquelle elle eft attachée au point h: on 
attache le bout d’une autre petite corde I K , au fond 
de la rainure de la grande poulie , laquelle va palier 
fur une autre L , & de - là fur une troifieme M , c£ 
qui porte un poids plat N. Les rainures des poulies 
G & X, font égales, favoir, la dixième partie du 
diamètre de la grande, qui doit être d’une grandeur 
convenable. 
Il eft évident que plus le panneau fe déjette entre 
F & G , plus la poulie G , doit s’écarter de fon pivot , 
& plus la corde D E doit la faire tourner à rebours , 
& faire remonter le poids N dix fois autant qu’elle 
tourne. Si donc le panneau fe déjette d’un dixième 
de pouce dans un tems humide , la poulie L tournera 
entièrement , ou feulement à moitié , s’il ne fe déjette 
que d’un vingtième de pouce. A mefure que le pan- 
neau fe relferre , le poids Wedefcend & fait tourner 
toutes les poulies dans un fens contraire. 
On attache la plaque^ A , fig. 4 , derrière le chaffis 
de la fig. 3 , de maniéré qu’elle foit de niveau avec 
fon bord lupérieur, & que le centre B fe trouve di- 
rectement fur celui de la poulie L ; à mefurè que la 
corde l K fait tourner celle - ci , l’aiguille tourne pa- 
reillement , & montre le dégré d’humidité ou de fé- 
cherelfe de l’air. 
Dans le cas où la dilatation & où la contrac- 
tion du panneau augmentent au point de faire palier 
à l’aiguille les limites qui lui font affignées , on peut 
y remédier en mettant une poulie plus grande à la 
place de celle qui eft marquée L. Si elles ne font pas 
allez grandes pour faire parcourir à l’aiguille tous les 
dégrés marqués fur la plaque , on diminuera fon dia- 
mètre à proportion. 
Il faut avoir foin de renouveller le panneau tous 
les trois ou quatre ans , parce que l’air ne l’affeéîe 
plus au bout de ces tems - là; il convient donc d’avoir 
une piece de bois de réferve , dont on enlevera l’é- 
pailfeur d’une carte du côté où l’on veut prendre le 
panneau. 
On collera, aux endroits G & M , un petit mor- 
ceau de bois dur, pour contenir les pivots fur lef- 
queîs les poulies tournent , & empêcher qu’ils ne 
s’enfoncent dans le panneau. ( Cet article ejl tiré des 
Journaux Anglois. ) 
M. de Luc , célébré par un excellent ouvrage qui 
a paru en 1772, fur les modifications de l’atmof- 
phere, avoit compris plus que perfonne dans le 
cours de fes obfervations météorologiques , com- 
bien l’ufage de Yhygrometre étoit nécelfaire même 
dansl’Aftronomie, &: combien il étoit utile de faire 
des hygromètres qui fuftent comparables entr’eux. Il 
y eft parvenu , & il a envoyé la defeription de fon 
nouvel infiniment à la fociété royale de Londres. 
Cet hygromètre a la forme d’un thermomètre de mer- 
cure : la partie inférieure eft un tube d’yvoire très- 
mince , mais large , & le haut eft un tube capillaire 
de verre. L’y voire étant très-fenfible à l’humidité 
& à la fécherefle , le réfervoir fe reflerre par la fé- 
chereffe & force le mercure à monter dans le tube. 
Le point fixe de cet hygromètre eft la glace fondue, 
comme dans les thermomètres : il a pris pour divi- 
sons le double des dégrés d’un thermomètre , qui 
aurôit 
\ 
/ 
