5 l6 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
formes variées et se localisent dans des plans différents, 
suivant les positions relatives et les directions respectives 
des surfaces M et N. Lorsque la surface M et le plan de 
référence M' se coupent sous un très petit angle, on 
obtient, avec une source blanche, des franges irisées qui 
affectent la forme de bandes rectilignes, parallèles, symé- 
triques par rapport à une frange centrale blanche corres- 
pondant à la ligne d’intersection, si toutes les surfaces 
sont bien planes. Si N et M' sont rigoureusement paral- 
lèles, les franges ne peuvent plus être obtenues qu’avec 
une source suffisamment simple. Elles se présentent sous 
forme d’anneaux concentriques dont l’axe est la perpen- 
diculaire à ces surfaces menée par le centre optique de 
l’objectif, et qui se resserrent à mesure qu’on augmente la 
distance des surfaces ; on doit les observer avec une 
lunette réglée sur l’infini ; c’est ce dernier cas que nous 
avons décrit et dont nous allons poursuivre l’application ( 1 ). 
On commence les observations à partir de la coïnci- 
dence du plan de référence M' avec le miroir N, et 
on augmente successivement leur distance d’une quantité 
constante, i mm , ce qui fait croître, à chaque pas, la diffé- 
rence de marche de 2 mm . En même temps l’aspect des 
anneaux se transforme, leur netteté se modifie, et l’on 
estime chaque fois leur visibilité. On traduit en formule la 
loi qui règle ces variations, et on trace la courbe qui la 
traduit graphiquement, en prenant pour abscisse x la diffé- 
rence de marche, évaluée en millimètres, et pour ordonnée 
le nombre V qui mesure la visibilité ; ce nombre est 
défini par le rapport comme nous l’avons indiqué en 
parlant de l’application du réfractomètre à la mesure des 
diamètres des sources lumineuses. Ces courbes accusent 
le plus souvent des minima à une ou plusieurs périodes, 
pendant que l’ordonnée moyenne diminue d’une manière 
(1) On trouvera une description plus détaillée et la théorie de ce réfracte 
mètre dans les Travaux et Mémoires du Bureau intern. des poids et mesures, 
t. Ml, Paris 1895, pp. 10- 13, pp. 115-125. 
