REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
697 
rupteur Radiguet (cuivre-cuivre en pétrole), les modèles très 
réussis de Ducretet et de Hirschmann (interrupteurs rotatifs 
à mercure). 
La bobine de Ruhmkorff, la distinction de ses pôles, son 
cloisonnement, le rôle de son condensateur et l’utilité d’en avoir 
un à capacité variable, tout cela est très clairement dit par 
M. Niewenglowski. Et l’auteur a bien raison d’insister sur ce 
fait que la bobine ne crée pas cVéledricité, qu’elle ne fait que la 
transformer au prix d’une certaine dissipation d’énergie. Mais 
nous ne savons si la comparaison hydraulique qui doit servir à 
éclaircir cette question, est énoncée dans des termes suffisam- 
ment précis. 
Comme ampoules, M. Niewenglowski a évidemment raison de 
ne plus nous présenter que des tubes focus. La figure qui nous 
en montre le type le plus simple, pourrait induire en erreur 
le lecteur inattentif et lui faire croire que les rayons X sont le 
résultat de la réflexion spéculaire des rayons cathodiques sur la 
lame focus. Il ne serait pas bien aisé de dessiner exactement 
le rayonnement de chacun des points de la lame, mais on pourrait 
trouver un moyen terme. 
Le tube bianodique, auquel en France on donne le nom de 
tube Muret, est pénétrant, sans aucun doute, et le tube Colardeau, 
avec ses dérivés, n’a pas de supérieur pour la netteté. Mais 
d’autres encore, comme les Millier, par exemple, ont fourni des 
résultats assez remarquables pour mériter d’être cités. Nous 
avons pu en juger à l’Exposition de Bruxelles. 
Nous doutons que beaucoup d’opérateurs se soient éver- 
tués à recourir habituellement à la chauffe des appendices à 
potasse (Muller) ou à phosphore rouge (Siemens et Halske) pour 
ramener dans leurs tubes excédés la pression à un degré conve- 
nable. M. Niewenglowski aurait pu indiquer ce procédé pour 
mémoire. Mais bien plus pratique est celui qu’il nous décrit : 
électrode parasite en palladium (Chabaud). Ce dernier 11e le cède 
qu’à la méthode publiée dans ces derniers temps par Villard et 
basée sur le pouvoir osmotique de l’hydrogène à travers le 
platine chauffé (1). 
(1) Silvanus P. Thompson a préconisé l’emploi, pour l’anti-cathode, 
d'un métal de poids atomique élevé. L'osmium, l’iridium, le thorium ont 
donné de bons résultats. Les tubes avec anti-cathode en iridium ou en 
osmium sont aujourd’hui dans le commerce. 
« 
