698 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Très intéressant est le plan d’étucle des ampoules que l’auteur 
nous propose d’après Perrin, Colardeau, Van Heurek et Buguet. 
Le photomètre de ce dernier savant, comprenant dans un seul 
appareil une lunette ixométrique pour estimer l’intensité du 
faisceau fourni par le tube et une lunette diaïxométrique pour 
en apprécier le pouvoir pénétrant, devra fixer l’attention des 
radiographes ( 1 ). 
Les chapitres VII et VIII décrivent dans les moindres détails 
la technique de la radioscopie et de la radiographie. L’opérateur 
y trouvera de nombreuses et très précises recommandations qui 
lui éviteront bien des tâtonnements. Signalons particulièrement 
les conditions de netteté des images (n os 101 à 104), le remède au 
voile radiographique (n° no), les règles de la stéréoradiographie 
de précision (n os 123 à 127). 
Indiquons en passant, à propos de radioscopie, une observation 
intéressante de P. Villard (2). Les écrans fluorescents au 
platinocyanure de barium sont aujourd’hui entre les mains de 
tous ceux qui s’occupent de radioscopie. La plupart vraisembla- 
blement laissent ces écrans — quand ils ne s’en servent pas — 
enfermés dans leurs boîtes, à l’abri de la lumière ordinaire, par 
conséquent; c’est un tort. P. Villard a constaté que sous l’in- 
fluence des rayons X, pendant les observations, le sel fluores- 
cent subit une modification dont le résultat est visible à la lumière 
ordinaire : les régions qui ont été les plus exposées aux rayons X 
ont bruni légèrement. Or. cette impression, qui a pour effet de 
rendre le sel moins sensible, persiste si l’écran est conservé dans 
l’obscurité ; elle disparaît, au contraire, par une exposition suffi- 
sante à la lumière diffuse ordinaire. Il y a donc intérêt à ne pas 
enfermer ces écrans dans leurs boîtes, après s’en être servi, mais 
à les laisser exposés à la lumière du jour, afin que les impres- 
sions reçues s’effacent et que la surface fluorescente se régénère 
d’elle-même dans l’intervalle de deux opérations. 
La détermination du siège d'un corps opaque à l'intérieur 
d’un corps transparent (chap. IX), est un des problèmes les 
plus fréquemment posés au radiographe. Il ne laisse pas d’être 
parfois extrêmement délicat. Souvent la méthode simple de 
(1) L’influence du vide est considérable sur le pouvoir de pénétration 
des rayons X. Les tubes “ doux „ où le vide est moins élevé émettent 
des rayons X à faible pénétration; les tubes “durs.., où le vide est poussé 
plus loin, émettent au contraire des rayons X très pénétrants. 
2) Comptes rendus, t. CXXVI, n u 20, 16 mai 1898 : Sur une propriété 
des écrans fluorescents, p. 1414. 
