332 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
La chose était urgente. Personne n'a travaillé d’une façon un 
peu continue avec la bobine sans éprouver de grands ennuis de 
la part de cet organe sous les diverses formes usitées précé- 
demment. 
On sait que les silhouettes rontgéniennes s’obtiennent de deux 
façons diverses : ou bien en copie sur les plaques photographi- 
ques, ou directement observables sur un écran fluorescent, 
d’ordinaire au platiuocyanure de baryum. Ce dernier procédé, 
la radioscopie , plus rapide, utile d’ailleurs pour déterminer au 
préalable les dispositions qui fourniront la meilleure radiogra- 
phie, est le plus fréquemment employé. Il exige une illumination 
sensiblement permanente du tube et, par suite, au moins dix 
interruptions par seconde du courant inducteur de la bobine. 
L'interrupteur Foucault, sous son ancienne forme, n’était guère 
capable de marcher à pareille allure. Force fut de s’adresser aux 
interrupteurs au platine. , 
Un des plus parfaits en ce genre était l’interrupteur Deprez. Il 
n’échappe pas au défaut capital d’être sujet au collage. L’étin- 
celle de rupture échauffe rapidement les pièces de platine entre 
lesquelles elle éclate, les porte à la température de fusion, 
bientôt la soudure se produit, l’interrupteur livre au courant 
inducteur un passage continu, la bobine peut être endommagée 
et, en tout cas, les phénomènes d’induction cessent et. partant, 
aussi l’illumination des tubes. 
Si l’accident ne se produisait que de loin en loin, il serait, 
généralement, sans conséquence. Le moindre mouvement 
imprimé à une quelconque des pièces de l’interrupteur, rompt la 
soudure el l’interrupteur reprend sa marche, mais... pour se 
coller de nouveau après quelques instants. 
Radiguet a construit un interrupteur au platine qui joint aux 
avantages du Deprez celui de pouvoir marcher pendant longtemps 
sans qu’on ait à y toucher. Il est représenté dans la figure 1. A 
gauche un écrou molleté, dont la vis est en arc de cercle, fait 
pivoter autour d’un axe vertical tout l’ensemble de l’interrupteur 
proprement dit : marteau et vis de contact, — permettant ainsi 
d’obtenir des effets plus ou moins intenses suivant que le marteau 
est. au repos, plus ou moins rapproché du noyau de la bobine. 
Le ressort porte-marteau est étudié de façon à réaliser un fonc- 
tionnement très doux, ce qui, dans les conférences publiques, 
procure à l’orateur le précieux avantage de pouvoir continuer 
son explication pendant la démonstration expérimentale. Cette 
rare qualité a valu à cet interrupteur le nom de phonotrembleur. 
