REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
335 
à une allure assez rapide — soit une quinzaine d’interruptions par 
seconde — afin de permettre l’observation radioscopique à l’écran 
fluorescent, il est également important de pouvoir modérer cette 
allure de façon à ne pas dépasser notablement la fréquence 
nécessaire. Les interrupteurs au platine dont la vitesse est réglée 
par l’élasticité du métal ne peuvent guère s’accommoder d’une 
marche aussi lente. Voilà pour la radioscopie. Cela est deux fois 
plus vrai encore de la radiographie. Chapuis a trouvé que la 
fréquence optima pour sa bobine et ses tubes était, de 4 inter- 
ruptions par seconde : la durée totale de la pose se réduisait 
alors à un minimum. Ce n’est pas tout. Certains modèles de tubes 
qui fournissent des radiographies superbes, comme le Colardeau- 
Chabaud et leurs dérivés, ont leur maximum de production de 
rayons X pour un degré de vide relativement peu considérable. 
Ils offrent donc une résistance faible au courant et l’anode-focus 
rougit facilement, ce qui doit être évité. Nouveau cas dans lequel 
il est urgent de ralentir considérablement la vitesse de l’inter- 
rupteur. 
Les anciennes formes de l’interrupteur Foucault réalisaient bien 
les conditions de lenteur exigées ou utiles pour la radiographie. 
Chabaud a en outre construit un interrupteur métronome spécia- 
lement destiné à éviter le trop rapide échauffement de l’anode- 
focus. 
Mais pour la radioscopie ces interrupteurs sont trop lents. Ils 
ne peuvent donner les 800 à 900 décharges par minute nécessaires 
pour produire sur l’écran la sensation continue de lumière. On 
n’obtient jamais qu’un papillotement insupportable aux yeux. 
S’il n’était question que de vitesse, la solution de Londe serait 
parfaite. Il assujettit la pointe interruptrice à une extrémité d’un 
levier du troisième genre, dont l’autre bout pivote autour d’un 
axe horizontal. Une came calée sur l’axe d’un petit moteur élec- 
trique Trouvé soulève le milieu de ce levier pendant un quart de 
chacune de ses révolutions, et un ressort antagoniste ramène 
rapidement la pointe dans le mercure dès que la came cesse de 
la soulever. La vitesse de ces petits moteurs électromagnétiques 
bien construits pouvant varier par l’intermédiaire d’un rhéostat 
entre des limites extrêmement étendues et passer de r tour ou 
deux par seconde à 40 et plus, on a sous ce rapport toute la lati- 
tude convenable. 
Mais c’est d’abord un ennui pour l’opérateur de ne pouvoir 
régler à son gré tous les organes, d’autant plus que le réglage 
optimum peut varier avec la bobine et le tube employés. Dans 
