REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
3 4 5 
Fig. 6. 
d’absorber l’hydrogène. Dans ce cas, le tube doit être avant son 
évacuation rincé à l’hydrogène, et c’est sur une atmosphère de ce 
gaz que s’opère la vidange du 
tube. Ce procédé est dû à Cha- 
baud (fig. 6 ).Villard a remplacé 
la lame de palladium par un 
faisceau de magnésium (fig. 7 ). 
Siemens et Halske préfèrent 
confier l’absorption du gaz à 
quelques parcelles de phos- 
phore rouge (fig. 8 ). On a enfin 
construit un modèle semblable 
au Penetrator que l’on a armé 
d’un appendicule en forme 
d’ergot et contenant soit une 
légère couche de potasse > 
comme certains tubes de Croo- 
kes, soit deux ou trois petits morceaux de phosphore rouge 
(fig- 9)- 
Cela étant, comment s’y pren- 
dre pour donner au tube le degré 
de vide et la résistance électrique 
répondant à une production abon- 
dante de rayons X ? 
Si le tube est trop résistant par 
suite d’une raréfaction trop forte, 
on dégagera du gaz en chauffant 
le tube Chabaud dans le voisinage 
de l’électrode de palladium, le 
tube Siemens et Halske et le 
Penetrator régulateur à l’appen- 
dice chargé de phosphore ou de 
potasse. 
Quant au tube Villard, on pren- 
dra pour anode la cupule qui sert 
généralement de cathode, comme 
cathode le faisceau de magné- 
sium, et l’on fera passer par des 
contacts très courts un courant 
d’induction modéré. Après deux 
