3 4 6 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Fig. 8. Tube Focus, a régulateur, Siemens 
et Halske. — Les parcelles de phosphore 
adhèrent à la paroi du tube étroit qui 
regarde l'anode supplémentaire. 
contacts on vérifiera l’effet obtenu. L’efficacité de ce procédé 
tient à ce que le courant cathodique projette avec violence les 
gaz occlus dans la cathode. 
Ces molécules 
gazeuses bombar- 
dées par la cathode 
vont s’occlure dans 
les parois solides et 
notamment dans le 
palladium et le ma- 
gnésium, surtout si 
ces métaux servent 
d’anode. De là le 
principe de régula- 
tion d’un tube trop 
chargé de gaz et 
trop peu résistant . 
comme il arrive 
souvent quand on 
excède les limites convenables dans la manœuvre précédente. 
Pour opérer le réglage dans ce cas, on prendra, quel que soit 
le modèle employé, la cathode ordinaire et comme anode : dans 
le tube Chabaud, la 
lame de palladium; 
avec le régulateur 
Villard. le faisceau 
de magnésium; dans 
Fig. 9. Tube Focus “ Penetrator a régulateur. j e dispositif Sie- 
— Le petit tube en ergot qui joue le rôle de , , 
régulateur est à mi-distance entre l'anode + et la mens e a s e > une 
focus electi ode filiforme 
supplémentaire ; et 
dans le Penetrator modifié, l’anode bouclée ordinaire. 
11 est assez clair que l’on n’arrivera à un résultat parfait 
qu’après une série de tâtonnements que la pratique enseignera 
à réduire. 
Les meilleurs dispositifs sont, à ce qu’il semble, ceux de 
Chabaud et de Villard; nulle part nous n'avons vu de critique se 
faire jour à leur sujet, et, de prime abord, on voit que le principe 
de leur construction est éminemment rationnel. Quant au Pene- 
trator modifié, nous n’avons point eu à nous en louer. Le réglage 
nous en parut délicat et instable et, comme nous l’avons dit plus 
