REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES 
347 
haut, même aux moments de son meilleur fonctionnement, son 
pouvoir pénétrant était médiocre. Au contraire, le Siemens et 
Halske nous a donné d’excellents résultats, mais sans que nous 
ayons eu à faire fonctionner le régulateur. Cet appareil a toute- 
fois un défaut. Un chauffage trop énergique peut pousser quel- 
ques légères vapeurs de phosphore dans le tube cylindrique où 
s’accomplit la production des rayons X, et cette irruption est de 
nature à compromettre la valeur du tube. Mais cet accident est 
facile à éviter avec un peu d’attention. 
Au point de vue des qualités des images radioscopiques et 
radiographiques que les ampoules fournissent, il faut reconnaître 
que, pour la netteté et la délicatesse, rien ne l’emporte sur le 
tube Colardeau et ses dérivés. La raison de cette excellence est 
dans la ténuité de leur foyer actif réduit à quelques millimètres. 
C’est ce que l’on peut vérifier par la méthode de la chambre 
obscure. La face antérieure d’une chambre photographique 
ordinaire privée de son objectif est garnie d’une feuille de plomb 
percée en son milieu d’une ouverture relativement petite. Sur 
cette ouverture on colle deux feuilles de papier noir. La glace 
dépolie est remplacée soit par une plaque sensible, ce qui est 
le mieux, soit, plus simplement, par l’écran fluorescent (face 
brillante au dehors, évidemment). O11 dispose le tube à étudier 
de façon à diriger les rayons X vers l’ouverture. Seuls ces rayons 
traversent le papier noir et vont peindre le foyer d’où ils émanent 
sur la plaque ou sur l’écran fluorescent. Des distances focus- 
ouverture et ouverture-image et des dimensions de l’image, on 
déduit facilement les dimensions de la source. 
Le tube Colardeau donne donc des images nettes. Comme 
spécimen, nous possédons la radiographie d’un thorax : côtes, 
omoplates, clavicules, vertèbres sont d’une franchise de contours 
admirable. Elle a été exécutée en 45 minutes. La longueur de la 
pose est l’inconvénient du Colardeau. Le focus rougit vite, et il 
faut lui accorder de nombreux repos. Pourtant, 11'exagérons pas 
ce défaut. On nous assure qu’on a réussi la même radiographie 
du thorax sur un phtisique qui, fréquemment, eut des accès de 
toux pendant la pose. L’ensemble du tronc ne s’était pas déplacé, 
immobilité relative qu’il n’est pas malaisé d’obtenir d’un patient 
commodément couché.— Le focus en platine rougit, disions-nous, 
il peut même être percé. Chabaud fabrique des tubes à focus en 
iridium qui ne sont pas sujets à cet accident. 
Ducretet et Lejeune ont obtenu d’excellents résultats avec leurs 
focus Jackson-Thompson. On peut citer notamment la recherche 
