348 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
d’une pièce de billon de cinq centimes avalée par un enfant de 
10 ans. La pièce se voit nettement dans l’œsophage. Et l’on per- 
çoit sur la même épreuve les détails du squelette thoracique 
entier. L’exposition de Bruxelles possède actuellement la radio- 
graphie complète d’un enfant de quatorze ans vivant, exécutée 
au même laboratoire. 
Si l’on consent à sacrifier la finesse des images pour gagner 
en lumière à l’écran et en rapidité à la pose, on se servira du 
tube bianodique fort répandu et que Radiguet préconise sous le 
nom de tube “Muret,,. C’est celui qui servit à cet ingénieux opé- 
rateur dans ses expériences à l’Exposition rue de Rennes. 
Ducretet de son côté employait le même tube pour éclairer un 
superbe écran fluorescent de 50x60 cm. sur lequel il faisait 
projeter devant un auditoire de dix à douze personnes le 
squelette de la main, du bras, de la cage thoracique, etc. 
L’ampoule bianodique de Seguy, nous l’avons dit, donne 
d’excellents résultats pour la radiographie et la radioscopie. 
Pour regagner en finesse sans perdre beaucoup en intensité, on 
s’adressera au tube régulateur de Siemens et Halske que nous 
avons décrit plus haut comme terme de comparaison avec les 
modèles exposés à Paris (1). 
III. Écrans 
Les écrans fluorescents sont communément au platinocyanure 
de baryum. On en construit de grands modèles comme celui de 
Ducretet et Lejeune signalé plus haut. Cet appareil est d’une 
utilité inappréciable. On perçoit sans difficulté sur l’écran, dans 
les parties les moins épaisses de l’organisme, les corps étrangers 
(projectile, aiguille, éclat de verre) ou une lésion du système 
osseux (fracture, luxation, etc...). Dans ces cas simples, l’obser- 
vation radioscopique suffit à elle seule. Le cliché photographique 
n’est pas nécessaire. Mais s’il s’agit d’étudier la caisse, le tronc 
(1) Personnellement nous avons expérimenté une dizaine de types 
focus, tous construits en Allemagne, quoique quelques-uns comme The 
Penetrator passent pour des modèles anglais. L’excellente maison 
Leybold’s Nachfolger de Cologne nous les avait fournis. Les meilleurs 
étaient les Siemens et Halske simple et à régulateur, et un bianodique 
du type signalé dans le texte. Nous possédons aussi un “ Muret „ de 
Radiguet qui est d’une puissance et d’une vitalité remarquables et d’une 
bonne netteté. 
