REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
3 49 
(phtisie...), le bassin (recherche des calculs biliaires, hépatiques, 
vésicaux, etc.) ou le crâne, les résultats obtenus sont bien insuf- 
fisants. Il est alors indispensable de recourir à l’inscription sur 
la plaque photographique. Sur celle-ci les impressions s’accu- 
mulent et, avec une durée d’exposition suffisante, on pourra 
obtenir l’image complète et précise que l’on ne faisait que soup- 
çonner sur l’écran (Londe). 
Mais, même dans ce cas, l’écran joue un rôle important. C’est 
avec son aide que l’on vérifie le fonctionnement du tube, sa 
disposition convenable par rapport à la région à examiner, 
l’étendue du champ couvert par les rayons X. A cet effet, on 
peut souvent se contenter d’un écran de dimensions très réduites 
sous la forme que lui ont donnée Ducretet et Lejeune et qu’ils 
ont appelée le fluoroscope explorateur (fig. 10). 
Fig. 10. Fluoroscope explorateur de Ducretet et 
•Lejeune. 
Londe, dont l’autorité en rontgénologie est considérable, 
déclare ce petit appareil absolument pratique „. Il se compose 
d’un tube viseur terminé par une boîte au fond de laquelle se 
trouve un disque enduit de platinocyanure de baryum. Grâce 
aux vérifications qu’il permet même en plein jour, toute l’opéra- 
tion radiographique peut s’exécuter sans qu’il soit le moins du 
monde nécessaire de faire l’obscurité. 
Seguy construit une lorgnette qui fait partie de l’appareil 
complet facilement transportable que nous allons décrire. Le 
corps de la lorgnette est constitué par une chambre pliante 
analogue à la chambre photographique. Au fond se trouve un 
écran fluorescent. Les yeux de l’observateur sont encadrés par 
