35o 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
un autour capitonné épousant les sinuosités du visage sur un par- 
cours embrassant le front, les tempes et l’arête du nez. Cette 
disposition permet d’opérer sans crainte même à la lumière du 
soleil. Les écrans de Seguy, d'une composition particulière, 
n’ont aucun grain, leur surface est en quelque sorte porcelainée 
et n’a pas besoin d’être protégée. 
IV. APPAREIL COMPLET TRANSPORTABLE DE SEGUY OU LORGNETTE 
HUMAINE 
Seguy a créé “ un matériel réellement parfait qui contribuera 
certainement à faciliter de beaucoup les applications de la 
méthode de Rôntgen „ (Londe). Il se compose i° d’un coffre 
renfermant 4 accumulateurs légers : étanches, transportables; 
— 2 0 d’un transformateur spécial à haute tension; — 3 0 d’une 
Fig. 11. Lorgnette humaine de 
Seguy, ouverte ; vue de face. 
A, ressort d’arrêt du bouton 
commutateur: 
B, bouton commutateur mettant 
l'appareil en marche; 
C, ampoule produisant les rayons 
X; 
D, support articulé donnant 
toutes les orientations ; 
E, coffre renfermant les accu- 
mulateurs : 
F, glissière pour avancer l'am- 
poule et son support: 
G, caoutchouc isolant, contenant 
les conducteurs du courant ; 
II, coffre renfermant la lorgnette 
humaine. 
ampoule bianodique ; — 4 0 d’un support articulé permettant 
d’élever l’ampoule jusqu’à 60 cm. et de l’orienter en tous sens; 
— 5 0 d’une glissière permettant le réglage de la distance — 
et 6° de la lorgnette proprement dite que nous venons de 
décrire (fig. 11 et fig. 12). 
