644 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
exécutées sur des échantillons pris en tout point de la masse du lingot, 
aient abouti à des résultats concordants. 
Cette densité s’est trouvée 21 508 pour le métal fondu et 2 1 516 pour 
le métal recuit à haute température. Les densités théoriques trouvées 
par le calcul, à la suite d’analyses, avaient été une première fois 
21 510, et une seconde 21 515. 
Après ces opérations préliminaires, MM. Johnston et Matthey, de 
Londres, qui avaient été chargés de la préparation du lingot, le divi- 
sèrent en deux parts. La première — les deux tiers environ du tout — 
servit à fabriquer la règle. La deuxième — le tiers restant — fut em- 
ployée à construire, par laminage et soudure autogène deux cylindres 
creux sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd’hui. 
Tous deux ont une longueur d’environ l m 06 et sont fermés par des 
calottes hémisphériques ; tous deux portent deux traits gravés par 
MM. Brunner et séparés par une longueur égale à celle du mètre des 
archives. 
Le premier, que M. Deville appelle le « témoin » remplace momen- 
tanément, dans les recherches, le mètre lui-même. Le deuxième devien- 
dra plus tard et définitivement le tube témoin, mais comme il servira en 
même temps de thermomètre, il l’appelle le tube thermométrique. Pour 
l’employer à ce dernier usage, différentes conditions sont requises. Il 
faut d'abord en jauger le volume intérieur à U°. Il faut ensuite en con- 
naître la dilatation aux différentes températures. Il faut enfin mesurer à 
ces mêmes températures la dilatation apparente du gaz qu'il renferme. 
Le jauger d’abord. Rien déplus simple en apparence; il suffit de peser 
l’appareil vide de tout gaz et de le peser ensuite plein d’eau purgée 
d’air, à la température de 0°. Et toutefois, des pesées de ce genre exi- 
gent plusieurs mois « parce qu’il faut employer le temps à étudier la 
marche de la balance, et faire toutes les corrections dues à la tempéra- 
ture, à la pression, à l’état hygrométrique de l'air ambiant, etc. » 
La balance employée fut celle qui servit à V. Régnault dans ses 
recherches : construite par M. Deleuil père, elle est sensible au dixième 
de milligramme, sous une charge de 5 kilogrammes. Les poids cotés 
furent ceux que construisit Fortin pour l’Observatoire. 
Deux pesées successives donnèrent pour différence entre les deux 
poids ; 
P, — p, — l k , 03881 227 
P 2 — p, = I k ,0388 1 269 
La divergence n'apparaît que dans les dix millièmes de gramme. 
Et toutefois ces pesées si précises ne satisfont pas nos savants ; ils ont 
projet de les reprendre avec une balance spéciale construite à cet effet, 
« dont le fléau serait tout en acier, cjue l’on entourerait d’une cage de 
