REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
G45 
fer, et qui permettrait d’effectuer les pesées dans le vide, à la tempéra- 
ture constante de la glace fondante. » 
On conçoit d’ailleurs ces précautions inusitées : le poids de l’eau con- 
tenue dans le tube thermométrique pouvant donner le signe et la mesure 
des variations que subirait sa capacité intérieure, par suite de déforma- 
tions dans la matière qui l’enveloppe. Une variation d’un millième de 
millimètre dans la longueur qui sépare les deux traits marqués au 
burin, se traduirait par une variation de poids de 3 n '8 r ,1 I dans le 
poids de l’eau qui y serait contenue. Or, une pesée ordinaire sullit am- 
plement pour trahir une variation semblable. Une pesée délicate la 
pourrait mesurer. 
Voici maintenant comment on procède pour déterminer, aux diverses 
températures, la dilatation propre du tube thermométrique. 
Le tube témoin est, nous l’avons dit, constamment entouré de glace 
fondante. L’auge qui le contient est placée sur le chariot d’un compara- 
teur et amenée sous deux microscopes fixes pour constater d’abord l’in- 
variabilité de position des deux traits dont nous avons parlé plus haut. 
Le tube thermométrique placé dans une auge semblable est d’abord 
amené à 0°, et la position de ses deux points extrêmes est vérifiée, à 
cette température, à l aide du même comparateur. Après quoi on enlève 
la glace fondante et l’on permet au thermomètre de prendre la tempé- 
rature ambiante, ou telle autre température que l'on voudra, car l’auge 
est disposée de manière à recevoir, après la glace fondante, la vapeur 
d’un liquide quelconque en ébullition. 
Une fois cette température atteinte, les traits initiaux des deux tubes 
— le témoin et le thermomètre — étant mis en coïncidence, on observe 
au microscope le désacord entre les deux traits terminaux. A cet effet, 
le trait terminal du tube témoin est suivi d’une graduation millimétri- 
que, tracée avec tout le soin que comportent nos procédés de division, 
par MM. Brunner. 
C’est donc sur le tube témoin qu’on lit l’excès de longueur du tube 
thermométrique, à la nouvelle température, ou la dilatation qu’il a su- 
bie, suivant une de ses dimensions en passant de 0° à t°. — On peut en 
déduire sa dilatation totale. Mais la mesure qui a servi à cette détermina- 
tion, le millimètre gravé sur le tube témoin, pourrait avoir subi des 
variations de longueur, si la matière du tube avait subi des modifica- 
tions dans sa structure : de là une nouvelle et très élégante vérification. 
Le millimètre du témoin est d’abord comparé à un millimètre gravé sur 
une petite plaque métallique indépendante. Celle-ci est ensuite déposée 
dans un appareil, où sans s’écarter de la température 0°, elle reçoit, 
comme le ferait un écran, les bandes d’interférence d’une lumière ho- 
mogène bien définie, le thallium par exemple ou la lithine. La longueur 
d’onde d’une lumière semblable est connue avec toute la rigueur désira- 
