REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES, 
301 
Les applications médicales de l’électricité deviennent de plus en plus 
nombreuses. Le D r Constantin Paul a récemment remis en honneur un 
moyen de cet ordre, qui avait été assez employé auparavant, mais qui 
était injustement retombé dans l’oubli. Il s’agit des bains galvaniques . Ce 
remède fut exploité, avec beaucoup de succès, en Angleterre par un 
empirique qui réussissait souvent là où les médecins avaient échoué à 
l’aide des traitements classiques. 
Le bain galvanique se compose d’un bain d’eau traversé par un 
extra-courant. Tout l’appareil consisteen une baignoire isolée, une bobine 
et uu élément de Bunsen. La baignoire, pour être isolante, doit être 
émaillée à l’intérieur, c’est-à-dire, recouverte d’un vernis en feldspath, 
ou bien être enduite de plusieurs couches de couleur non métallique. 
La bobine est une bobine de Ruhmkorff à un seul fil, qui a 6 millimètres 
de diamètre et 60 mètres de long ; elle est munie d’un interrupteur et, 
par conséquent, renferme au milieu une masse de fer doux. Cette 
masse est couverte par un cylindre de cuivre qu'on sort d’autant plus 
que l’on veut obtenir une induction plus puissante. La bobine est reliée 
à une pile composée d’un élément de Bunsen. De l’autre extrémité de la 
bobine parlent deux fils qui vont aboutir, l’un à l’extrémité de la bai- 
gnoire qui correspond à l’endroit où sont les pieds, l’autre à l’extrémité 
opposée, en contact par conséquent avec la partie supérieure du dos du 
malade. Dans la baignoire, les deux fils trempent dans l’eau et se ter- 
minent par une plaque de charbon de cornue à gaz. Au moment où la 
pile est mise en activ té, l’interrupteur de la bobine marche, et il en 
résulte des interruptions qui donnent lieu, à chaque rupture, à un dou- 
ble courant dans la bobine, l’un de sens inverse à celui de la pile et qui 
se trouve annulé, l’autre de même sens. Ce dernier se répand par les 
fils qui vont à la baignoire. Cet extra-courant est assez faible, mais 
doué d’une grande tension. Pour s’assurer que l’extra-courant tra- 
verse l’eau du bain, il suffit de tremper les deux mains dans l’eau ; on 
reçoit aussitôt des secousses, qui grandissent à mesure qu’on se rappro- 
che des plaques, qui diminuent si on s’en éloigne. 
Le bain se prépare avec environ 20 litres d’eau à 35° ; on peut em- 
ployer un fond de bain. Le malade s’y place de façon que ses pieds cor- 
respondent au pôle positif et que le courant traverse le corps des pieds 
jusqu’à la partie moyenne du dos, un peu plus haut ou un peu plus bas, 
suivant la hauteur à laquelle on fait descendre la plaque négative. Le 
malade a parfaitement conscience du passage du courant ; il reçoit des 
secousses qu’on gradue de manière qu elles soient supportées facilement ; 
pour affaiblir les secousses, il n’a qu’à éloigner ses pieds de la plaque ; 
pour rendre les secousses plus fortes, on tire le cylindre de cuivre qui 
se trouve au milieu de la bobine jusqu’à ce que le courant électrique 
soit suffisamment intense. Si le malade n'a besoin que d’électriser un 
