330 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Telle est l’idée fondamentale de la girouette universelle du P. De- 
chevrens. 
En tronquant la pyramide, on peut loger entre les faces découvertes 
un moulinet de Robinson qui, rendu solidaire des mouvements de la gi- 
rouette, présentera toujours l’ouverture de ses coupes normalement à la 
direction du vent et mesurera ainsi son intensité vraie, et non pas, 
comme il le fait d’habitude, l'intensité de sa seule composante hori- 
zontale. 
Ce n’est là qu’une idée d’ensemble de l’appareil ; l’espace nous man- 
que pour entrer dans les détails de son mécanisme. Nous dirons seule- 
ment qu’un système ingénieux — mais assez encombrant, nous semble- 
t-il — de liaisons mécaniques et électriques permet d’enregistrer 
toutes les données de la girouette universelle. 
La seconde partie du Mémoire du P. Dechevrens contient les obser- 
vations comparées et discutées de plusieurs stations territoriales et 
côtières de la Chine. 
i.es observations faites au sommet des phares et celles que l’on a 
prises au milieu des plaines voisines, comparées deux à deux, ont sou- 
vent confirmé les vues théoriques de l’auteur. 
Je finirai par une remarque pratique. Si vraies que soient les consi- 
dérations de l’auteur, et si réelle que soit la nécessité de tenir compte 
enfin, dans l’étude de la direction des vents, de leur composante verti- 
cale, la plupart de nos stations météorologiques établies au centre des 
villes sont dans l’impossibilité presque absolue d’y songer. L’action 
perturbatrice des bâtiments et des toits voisins imprime au vent 
des inclinaisons constantes, toutes locales et qui masquent totale- 
ment leur direction vraie dans la verticale. Depuis près d’un an, j’ai 
établi au-dessus de ma girouette normale, dans un étrier qu elle emporte 
avec elle, une deuxième girouette mobile autour d’un axe horizontal. 
Cette petite girouette surnuméraire, très délicate, très bien suspendue, 
est sans cesse en mouvement ; les vents les plus horizontaux ont léché 
les toits avant de l’atteindre et lui font baisser sa pointe à près de 15°. 
Le résultat de pareilles observations est parfaitement illusoire. Mais sur 
les hauts plateaux libres, dans les larges plaines, au sommet des phares, 
l’établissement de la girouette universelle serait d’une grande et incon- 
testable utilité. 
Burette Lambrecht pour psyehroinètre. — Ceci n est point une 
innovation capitale; même, à voir les psychromètres que l’on construisait 
au commencement de ce siècle, on pourrait contester que ce soit une 
innovation réelle ; néanmoins, nous voulons signaler ce petit appareil 
aux météorologistes. 
La burette de Lambrecht est formée de deux tubes de verre. Le 
