REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
331 
premier, ouvert aux deux bouts, est coudé par le bas et s’étrangle 
assez à partir du coude, pour serrer un bout de mèche qu’il présente 
à hauteur du réservoir thermométrique revêtu de sa chemise de mous- 
seline. Le deuxième tube, fermé parle haut, légèrement ouvert par le 
bas, pénètre dans le premier et y descend jusqu’au niveau du coude. 
On le remplit d’eau avant de l’introduire dans le premier tube. 
L’eau emprisonnée ne s’écoule que dans la proportion requise pour 
fournir à l’évaporation. De tous les systèmes employés de nos jours, 
celui-ci est le plus simple. 11 rappelle aussitôt la fontaine traditionnelle 
des cages d’oiseaux, et l’on se demande comment on a pu demeurer 
si longtemps sans l’appliquer au psychromètre, ou l’oublier de nos 
jours, s’il était connu autrefois. 
Hygromètre do Eiiingerfues. — C’est un hygromètre a cheveu, 
mais disposé tout ditféremment de l’hygromètre de Saussure. L’appa- 
reil a la forme d’un cylindre peu élevé : l’une des bases lui sert de 
support; l’autre porte les divisions en degrés hygrométriques. De l’une 
à l’autre part un faisceau de deux, trois, cinq ou même six cheveux, 
fixés à leurs deux extrémités et faisant corde. Parallèlement à ce faisceau 
et le touchant de près, se trouve fixé l’axe qui porte l’aiguille indica- 
trice. 
Cet axe est traversé vers le milieu par une cheville métallique, dont 
une extrémité est reliée à un petit ressort à boudin, tandis que l’autre 
accroche le faisceau de cheveux, le soulève et le tord jusqu’au moment 
où la tension ainsi déterminée fait équilibre à la tension du ressort. La 
tension des cheveux est variable avec leur longueur, et leur longueur 
varie avec la proportion de vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère ; 
de là les indications changeantes de l’aiguille. 
L’appareil est d’une grande délicatesse ; il semble l'emporter beau- 
coup en précision sur l’hygromètre de Saussure. Comparé durant un 
temps assez long avec l’hygromètre d’Alluard, il a subi l’épreuve sans 
une défaveur trop grande. 
Les cheveux plus nombreux et différents de nature que l’on emploie 
ici doivent sans doute contrebalancer l’une par l’autre les parts d’erreur 
qui leur reviendraient s’ils étaient employés seuls. 
Quoi qu’il en soit, si l’hygromètre de Klingerfues n’a pas droit à pé- 
nétrer dans la catégorie des instruments de précision, du moins rendra- 
t-il bon service, à la météorologie pratique, grâce aux conseils donnés 
par l’inventeur pour en régler l’usage. 
M. Klingerfues a imaginé deux disques concentriques tournant l’un 
sur l’autre et donnant sur le champ, à la simple observation de l’appa- 
reil, la température du point de rosée au moment même où l’on 
observe. 
