REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
663 
pect suivant. Au centre une bande blanche brillante ; de chaque côté de 
cette bande, un espace obscur assez large, puis une série de spectres 
tournant leur extrémité violette vers la bande centrale et s’affaiblissant 
rapidement. Ces spectres sont de plus en plus étalés à mesure qu’on 
s'éloigne de la bande centrale. 
Le phénomène ne se modifie pas lorsque les rayons lumineux.au lieu 
de traverser un réseau diaphane, se réfléchissent sur un réseau métal- 
lique opaque. 11 est aisé de comprendre en effet, que dans ces conditions 
nouvelles les rayons réfléchis se comportent comme des rayons directs, 
émanés d’une ligne symétrique de la fente lumineuse par rapport au 
plan du réseau. 
11 s’ensuit que dans le spectroscope de M. Fievez,que nous décrivons, 
les rayons réfléchis par le réseau donnent naissance à des spectres de 
trois ordres, parmi lesquels ceux du second ordre ont une incomparable 
prédominance. 
On pourrait étudier immédiatement ces spectres, leur appliquer 
directement la lunette d’observation, et l’on aurait ainsi, comme le dit 
M. Fievez, « un spectre d’une définition supérieure. » Mais l'appareil va 
plus loin. 
Les rayons réfléchis du spectre de second ordre déjà dispersés par le 
réseau placé au centre de la table, reviennent sur leurs pas et tombent 
sur le spectroscope de Christie. 
Le spectroscope de Christie se compose d’un barillet cylindrique 
comprenant un ou deux half-prisms. Le half-prism est la moitié d’un 
prisme à vision directe, coupé en deux suivant un plan perpendiculaire 
à sa base. 
Le spectroscope, réduit à un de ces half-prims,atteint une dispersion 
équivalente à celle de quatre prismes de 60° ; avec les deux half-prisms, 
elle équivaut à celle de quinze prismes du même angle. 
On conçoit dès lors ce que devient le spectre des réseaux, après 
avoir passé par un organe de dispersion d’une puissance aussi prodi- 
gieuse. 
M. Fievez a calculé qu’il atteignait une extension à peu près quadruple 
de celle qu’obtenait M. Thollon dans son remarquable spectroscope. 
Au sortir du spectroscope de Christie les rayons du spectre s’enga- 
gent dans la lunette d’observation. L’objectif de cette lunette a 6 centi 
mètres de diamètre et une distance focale de 2o centimètres. 
La lunette peut recevoir d’ailleurs divers systèmes de micromètres. 
Celui que M. Fievez a employé le plus fréquemment est une lame 
métallique, dont un des bords est armé de dents taillées avec précision, 
et qui s étend en travers du champ de la lunette. L’intervalle que com- 
prennent cinq dents consécutives répond à environ deux longueurs 
d’onde. 
