REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
440 
oppose une grande résistance au courant de fermeture 
qui est le plus faible, et laisse passer facilement le 
courant de rupture, qui, plus énergique, est seul utilisé. 
La soupape de 4 illard, qui est le type des dispositifs 
de ce genre, est un tube de Geissler dans lequel se 
trouvant : 1° une électrode à large surface constituée 
par un tire-bouchon d’aluminium enfermé dans la 
panse de l’appareil ; 2° une électrode à surface réduite, 
emprisonnée dans un tube étroit. Sachant que l’émis- 
sion cathodique est proportionnelle à la surface géné- 
ratrice et que, d’autre part, cette émission favorise 
le passage du courant, on comprend que la soupape 
oppose une résistance nulle quand le tire-bouchon en 
aluminium fonctionne comme cathode, tandis que la 
résistance est grande si la petite électrode fonctionne 
comme cathode. Il faut donc brancher la soupape 
de façon que le tire-bouchon d’aluminium soit relié 
à la borne qui est négative au moment de l’ouverture 
du courant. L’onde d’ouverture passe alors sans diffi- 
culté ; mais quand, au moment de la fermeture du 
courant, le tire-bouchon devient positif, la petite élec- 
trode devenant cathode, la résistance est trop grande 
pour une onde par ailleurs peu intense, et le courant 
ne passe pas. Grâce à la soupape on a donc du courant 
pratiquement de même sens lancé dans le tube généra- 
teur de rayons X, dont nous allons voir sommairement 
le mode de fonctionnement. 
La cathode recevant le courant convenable émet les 
rayons normalement à sa surface ; ces rayons, dits 
cathodiques, sont convergents et le tube est construit 
de telle façon que le faisceau vienne frapper b anti- 
cathode sur une surface aussi petite que possible. Les 
rayons X se forment au moment où le faisceau catho- 
dique vient frapper l’anticathode, celle-ci est leur ber- 
ceau, et les rayons cathodiques sont les pères des 
ravonsX.il faut savoir en outre que les tubes de Crookes 
