288 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
L’équatorial de Lick a été monté à la fin de l’année dernière, 
et les premiers essais ont été faits en janvier 1888. Saturne a eu 
les honneurs des premières observations.lM. Keeler, qui les diri- 
geait, parle avec enthousiasme de-la beauté des images. Il a pu 
les comparer aux images données par les deux autres équato- 
riaux de 16 et de 3 o centimètres que possède l'observatoire; la 
supériorité du grand instrument est incontestable ; naturelle- 
ment, la quantité de lumière y est beaucoup plus considérable ; 
la netteté et la définition des détails valent celles des instru- 
menls plus petits. Quant au pouvoir de pénétration, M. Keeler 
affirme que si Neptune possédait un second satellite quatre ou 
cinq fois plus petit que celui qu’on connaît, il n’aurait pu passer 
inaperçu ; et l’on a, dès les premières soirées, découvert une 
petite étoile nouvelle dans le trapèze d’Orion. 
Rien n’a été négligé pour faciliter les observations. Grâce à un 
système ingénieux de transmissions mécaniques, la rotation de 
la coupole, les mouvements de l’instrument, etc., sont sous le con- 
trôle direct de l’observateur. Quatre moteurs hydrauliques font 
tourner le dôme, amènent l’astronome dans la position la plus 
convenable pour l’observation, fixent l’instrument en ascension 
droite et en déclinaison. En entrant, l’observateur se munit 
d’une petite boîte avec neuf clefs commandant des courants 
électriques. Une pression sur une clef fait tourner la coupole 
dans une direction, une autre dans le sens contraire ; une troi- 
sième contrôle la lunette en ascension droite, une autre en 
déclinaison, et ainsi de suite. Il y en a une aussi pour éclairer 
l’observatoire et, finalement, pour rendre plus commode la situa- 
tion de l’observateur, une dernière clef est chargée d’élever ou 
d’abaisser tout le plancher. Ce plancher mobile a 1 8 m , 5 o de dia- 
mètre et pèse 22 tonnes; sa course verticale est de 4 m ,ç)0, et il 
s’élève ou s’abaisse avec une vitesse de i m ,2o par minute. Si l’on 
s’aperçoit plus tard que ce déplacement, relativement lent, fait 
perdre trop de temps, on obviera sans difficulté à cet inconvé- 
nient, car tout est disposé de manière à pouvoir substituer à la 
force motrice actuelle la vapeur ou l’électricité. 
Sans quitter l’oculaire, l’observateur peut donner à la lunette 
de grands et de petits mouvements en ascension droite et en 
déclinaison, arrêter le mouvement d’horlogerie, lire le cercle de 
déclinaison et celui d’ascension droite. Deux assistants, placés de 
chaque côté du balcon sous les axes de la lunette, peuvent aussi 
donner à la lunette des mouvements lents et rapides en ascen- 
sion droite et en déclinaison, arrête]- et mettre en marche le 
