LE SYSTÈME MÉTRIQUE ET SES NOUVELLES BASES. 205 
déminent à celui qui est compris dans l’intervalle AB 
du premier étalon. L’excédent fractionnaire se mesure au 
moyen du compensateur. 
Nous ne pourrions, sans dépasser les bornes permises 
à cet article trop long déjà, entrer dans de plus amples 
détails sur l’établissement et le fonctionnement des divers 
organes de l’instrument de M. Michelson, ni sur les mul- 
tiples précautions qu’il faut observer pour obtenir des 
résultats exacts ; le lecteur trouvera la théorie de l’instru- 
ment et la description complète des opérations dans le 
tome XI des Travaux et Mémoires du Bureau internatio- 
nal des poids et mesures (1895). 
Les résultats du travail de M. Michelson sont connus; 
dans l’air, à -j- i4°,93 de l’échelle du thermomètre à 
hydrogène, et sous la pression de 760 mm., le mètre 
équivaut à 
I 553 163,5 longueurs d'onde de la radialion rouge du cadmium 
1 996 249,7 » » » » verte » 
2 085 372,1 » » » » bleue » 
Trois déterminations indépendantes ont été faites, deux 
par M. Michelson, une par M. Benoît. L’écart maximum 
des trois valeurs obtenues a été de 1,6 longueur d’onde 
de la radiation rouge, soit environ 1 micron. 
C’est là un résultat déjà bien remarquable. Cependant 
les expérimentateurs estiment qu’en perfectionnant cer- 
tains détails de l’appareil, et notamment en augmentant 
la constance et l’uniformité de la température dans l’en- 
ceinte où se font les mesures, il sera possible d’arriver à 
une approximation de \ ou ' de longueur d’onde dans les 
comparaisons. Le mètre serait alors déterminé en lon- 
gueurs d’onde avec une précision du même ordre que celle 
avec laquelle il peut être défini, au comparateur, par les 
mesures les plus parfaites (1). 
(1) P. V. du Comité international des P. et M., 1894, p. 100. 
