668 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
L'interrupteur électro-magnétique à mercure de Villard 
(fig. 3 et 4) présente également de l’intérêt. Une lame élastique C 
est prise dans des mâchoires terminées par des tourillons tt' fixes. 
Sur cette lame sont sondées, d’une part, la tige verticale portant la 
masse mobile M et, de l’autre, la tige de cuivre C' qui pénètre 
dans le godet à mercure : c'est la tige interruptrice. Si la 
tige verticale, écartée de sa position de repos, est aban- 
donnée à elle-même, l’élasticité de torsion de la lame C lui 
fait exécuter des oscillations auxquelles participe C'. Mais ce 
mouvement et, par suite, les interruptions du courant s’amor- 
l- ïg. 4. 
tiraient rapidement, n’était l’aimant permanent D entre les 
pôles duquel passe la tige C . Son action soulève cette tige dès 
que celle-ci est parcourue par le courant, d’où une légère impul- 
sion qui suffit à entretenir le mouvement. 
La masse M sert à régler la fréquence des interruptions. 
L’appareil fonctionne régulièrement avec des intensités très 
différentes, même quand la bobine n’est excitée que par un seul 
accumulateur. Au moyen de la vis R, on règle la plongée de C', 
et l’on voit, sur la figure 4, que le godet à mercure est facile- 
ment abordable pour les nettoyages et le renouvellement des 
liquides. 
Les avantages du système sont assez clairs : simplicité de 
