REVUE DES RECTJETLS PÉRIODIQUES. 
68 l 
encore que six accumulateurs. Pareille source est transportable. 
Nous avons en vue, on le comprend, les applications radio- 
scopiques et radiographiques ou encore les séances de courants 
de haute fréquence, non seulement à la clinique, mais à domicile. 
Précisément à ce point de vue, l'interrupteur Welmelt est 
merveilleux. Les facilités réalisées dès aujourd’hui par son 
moyen sont extraordinaires (voir note 2, p. 682). Ne faisons pas 
de prédictions, le présent est assez beau déjà. 
D’abord, les dimensions de la bobine requise pour un travail 
donné sont considérablement réduites. Une bobine de 2 cm. réunie 
à un tube Rüntgen pour 12 à 15 cm. d’étincelle ordinaire suffît 
à l’examen radioscopique d’une main, d’un poignet d’adulte 
(Welmelt). En outre, la fixité de l’éclairement de l’écran grâce 
à la haute fréquence des interruptions, le pouvoir pénétrant des 
rayons produits sont supérieurs à tout ce que l’on avait de mieux 
jusqu’ici et vraiment étonnants. Une bobine de 4 cm. a donné à 
d’Arsonval une radiographie instantanée de la main. Un induc- 
teur de 15 cm. avec un tube pour 30 cm. permet l’examen de la 
poitrine et du bassin (Wehnelt). 
La grande puissance de la décharge des inducteurs excités 
par l’interrupteur électrolytique a paru excessive à plusieurs. 
On a exprimé la crainte que son emploi ne soit pas pratique 
en radiotechnie. Cette crainte est exagérée. En tout état de 
cause, le Wehnelt a l’avantage déjà précieux d’allumer les tubes 
les plus durs, ceux-là même, en grand nombre chez les prati- 
ciens, qui sont considérés comme perdus. Pour le reste, nous 
avouons que rien n’est plus aisé, à cet inten’upteur, que de por- 
ter la lame focus d’un tube quelconque au rouge, au blanc, de la 
percer même en quelques instants. 
Gocht, l’habile radiographe de Wurtzbourg, 11’y verrait pas 
grand inconvénient (1). Il trouve les tubes à focus percés meil- 
leurs que les autres. Nous n’aurons garde de révoquer en doute 
cette affirmation pour la majorité des cas. Mais il est, certes, tel 
tube qui, l’anticathode une fois percée, ne vous donne pour ainsi 
dire plus de rayons X. Ce sont ceux, apparemment, où le fais- 
(1) D’après ses observations, Gocht attribue peu de puissance photo- 
graphique aux rayons X dépendant des rayons cathodiques centraux, 
très énergiques au point de vue thermique ; tandis que l’anneau formé 
sur l’anticathode par les couches marginales du pinceau conique émané 
de la cathode, donne des images très fines, très détaillées et une lumière 
intense. Lelirbuch der Rontgen- Untersuchung zum Gebranche fur Medi- 
siner, von Dr H. Gocht. 
II e SERIE. T. XV. 44 
