682 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
ceau cathodique parfaitement concentré, vraiment filiforme, et 
d’une énergie presque égale dans toute sa section, pourra pas- 
ser tout entier par l’ouverture qu’il se sera faite dans l’antica- 
thode, sans qu'il reste de rayons marginaux qui frappent les 
bords de la blessure. 
Mais il ne faut pas alarmer inutilement les esprits un peu 
craintifs à l’égard de leurs tubes. Beaucoup préféreront ne pas 
pousser les choses à l’extrême, au risque d’y perdre plus qu’ils 
n’y gagneraient. A ceux-là Macintyre envoie quelques paroles 
rassurantes, alors même qu’on les trouverait un peu vagues. 
Il leur annonce qu’il a essayé le nouvel interrupteur avec plu- 
sieurs modèles de bobine, de forces différentes et jusqu’à 
28 pouces (71 1 mm.) de longueur d’étincelle. Comme conclusion, 
il nous avertit que les effets de l’interrupteur (longueur et épais- 
seur de l’étincelle, fréquence) dépendent : i° Du voltage sur le 
primaire ; 2 0 De la grandeur relative des électrodes : 3 0 Du degré 
de concentration de l’électrolyte ; 4 0 De la distance mutuelle des 
électrodes ; 5 0 Du nombre des électrodes actives. 
Il est même très facile, dit-il, de régler convenablement les 
choses et il a pu actionner des tubes grands et petits, de vide 
différent, avec une sûreté parfaite, même sur la bobine de 70 cm. 
Rien donc d’effrayant dans l’énergie de l’interrupteur électroly- 
tique, bien au contraire (1). Il n’est personne que la parole d’un 
radiologue aussi habile que Macintyre ne tranquillise, pour 
l’avenir, et qui ne lui en soit reconnaissant. Mais, pour le moment, 
plusieurs lui eussent eu plus de gratitude encore, si. moins con- 
fiant dans leur habileté, il avait bien voulu un peu mieux préciser 
le jeu des nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte. 
La notice de Wehnelt renferme une indication de ce genre. 
Toutes choses égales d’ailleurs, l’intensité du courant primaire 
croît proportionnellement à la surface de l’électrode active mais, 
naturellement, aux dépens de la fréquence (2). D'après une série 
de mesures, prises sur circuit d’ailleurs invariable, on a trouvé 
pour l’intensité 0,41 ampère par mnr de surface d’électrode 
(1) Nature (London). Macintyre, Wehnelt’s Contad-Breaker for In- 
dudion-Coils, 9 Mardi 1899. p. 438. 
(2) Si l’on veut, eu même temps, conserver la fréquence, en forcera 
le voltage sur le primaire.— Dès maintenant, pour la pratique radiotech- 
nique, le Wenhelt à surface variable (Michin. voir plus haut), suffit seul 
à actionner une bobine et à régler sa décharge sous une pression varia- 
ble entre 20 et 120 volts, rhéostat . condensateur et interrupteur mécani- 
que étant supprimés. Avec 20 ou 25 volts, soit 10 à 13 accumulateurs, 
et une bobine de 20 cm. 011 effectuera toutes les opérations radiotech- 
niques. 
