REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
683 
active. Mieux vaut évidemment régler l’intensité en faisant 
varier cette surface, qu’en intercalant des résistances où se dis- 
sipera une quantité parfois notable d’énergie sous forme de cha- 
leur. A cette fin, l’on emploiera avec avantage le dispositif de 
Minchin sur lequel nous avons précédemment attiré l’attention. 
C’est, d’après cette idée sans doute, que sera construit le 
transformateur Rochefort que l’on nous annonce : marchant sur 
le secteur à no volts (à courant continu ou alternatif; voir 
plus loin) sans rhéostat, sans condensateur, sans trembleur méca- 
nique et donnant un flot d’étincelles ininterrompu, une fixité 
d'image absolue et une luminosité merveilleuse (i). 
Un moyen très commode de réglage du Wehnelt est de profi- 
ter de la remarque de Swinton rappelée plus haut, à savoir que 
la self induction influe beaucoup sur la fréquence de l’interrup- 
tion. Nous en avons vu la preuve dans une série d’expériences 
auxquelles nous avons eu l’honneur d’assister au laboratoire de 
M. Hospitalier à l’École de physique et de chimie industrielle de 
la ville de Paris. Une bobine de self induction, composée d’une 
suite de cinq bobines roulées sur un même tube et réunies 
en série par l’intermédiaire de bornes métalliques, était dans le 
circuit de l’inducteur. En retirant le noyau de fer doux, puis dimi- 
nuant successivement le nombre de bobines partielles de self 
mises en circuit, ou passait d’une fréquence de 2 ou 3 par seconde, 
à celle correspondant à un son très élevé. 
Nous venons de mentionner le courant alternatif. D’Arsonval, 
le premier, pensons-nous, a eu l’idée ( 1 . c.) de mettre sur la 
bobine, actionnée par l'interrupteur électrolytique, un courant 
alternatif (à 110 volts). Le fonctionnement a été parfait et, chose 
curieuse, l’interrupteur s’est trouvé jouer le rôle de séparateur 
de courants, à savoir, 11 e laisser passer sans obstacle que le flux 
pour lequel l’électrode active est positive, disons, en abrégé, le 
flux positif. En elfet, une ampoule de Rôntgen s’illumine comme 
avec le courant continu. 
11 importe que l’on ne se méprenne pas ici sur la pensée de 
l’illustre professeur du Collège de France. Nous avons rapporté 
plus haut que le Wehnelt fonctionne, même avec la pointe néga- 
tive ; la bobine 11 e fournit plus alors qu’un court mais épais trait 
de feu ; elle n’est pas complètement inactive. Quand donc, avec 
le courant alternatif, le flux négatif se présente à la pointe, ce 
(1) La vie scientifique. Dr L. Rochet, ancien médecin principal de 
l’armée : Quelques nouveautés électriques et radiographiques, 11 mars 
1899, pp. 188 à 192. 
