REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
691 
On peut alors obtenir des radiographies du tronc (of the human 
tronk) avec une pose minima de 35 secondes, s’il s’agit du bassin. 
C’est un joli résultat. 
Mais voici une nouveauté bien originale. 
Villard, qui s’occupe avec assiduité et grand succès de toutes 
les questions qui touchent aux tubes à vide, aux rayons catho- 
diques, aux rayons X, a fait souffler par l’habile constructeur 
parisien Chabaud, un tube régénérable par osmose. Cette 
solution, d’une suprême élégance, a été consacrée par des résul- 
tats remarquables. 
Le tube (fig. 6) porte une branche latérale b à l’extrémité de 
laquelle est soudé un tube de platine P fermé à un bout a et 
communiquant librement par l’autre avec l’intérieur de l’am- 
poule. Or, on connaît les propriétés de certains métaux portés à 
l’incandescence. Chacun sait, par exemple, que les poêles en fonte 
de fer sont, à la chaleur rouge, perméables aux produits de com- 
bustion de la houille, à l’oxyde de carbone, par exemple, ce qui 
peut constituer un danger pour la santé. De même, le platine, 
au rouge, est perméable à l’hydrogène par osmose. Si donc on 
chauffe l’appendice P au moyen d’une flamme Bunsen, l'hydro- 
gène de la flamme pénètre dans l’ampoule et va y augmenter la 
pression. Un tube devenu trop dur, par exagération du vide, 
peut donc être, à volonté, rendu plus doux. Inversement, si le 
tube est trop doux, si, par exemple, on a fait rentrer de l’hydro- 
