692 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
gène en trop grande quantité, on peut en faire sortir une par- 
tie. Pour cela, on passe sur le tube en platine P un manchon M, 
du même métal (fig. 7), et l’on chauffe le manchon. Celui-ci commu- 
nique de la chaleur au tube P qui rougit et redevient perméable 
à l’hydrogène. Mais, cette fois, sa paroi extérieure est librement 
baignée par l’atmosphère, et c’est à l'intérieur que se trouve la 
prépondérance de l’hydrogène, de telle sorte que l’osmose se 
produit maintenant en sens contraire et que le vide du tube aug- 
mente. 
O11 observera qu’il ne s’agit pas ici d'une interprétation plus 
ou moins problématique d’un fait encore obscur. La marche des 
phénomènes dans le tube est caractéristique : le passage du 
Geissler au Crookes est évident — et, d’ailleurs, Villard a con- 
struit un petit manomètre convenablement disposé avec une 
chambre à tube de platine et sur lequel on répète les manœuvres 
décrites. Les mouvements du mercure répondent exactement à 
l’explication indiquée plus haut (Soc. française de Phys. Expos, 
du 9 avril 1899). 
La première des deux opérations — la seule qui se présente 
en pratique — est rapide et s’effectue au cours même de la 
radiographie; on chauffe l’appendice P au moyen d’un chalu- 
meau à manche isolant d’un fonctionnement spécial. 
Plus récemment, Chabaud a présenté à la Société française de 
Physique, plusieurs radiographies obtenues au moyen du tube 
osmo-régulateur de Villard (t) relié à une petite bobine de 
12 cm. d’étincelles à trembleur rapide Deprez. Le tube étant 
chaque fois amené et maintenu au degré de résistance con- 
( 1 ) Séance du 4 novembre; 1898 . 
