266 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
devient pénible et incertain par suite de la trop grande instabi- 
lité de la bulle ; d’autre part, le poids de l’instrument croît sen- 
siblement comme le cube de la puissance de la lunette. On se 
trouve donc, en pratique, arrêté dans la réalisation de ces deux 
desiderata théoriques. Voici, pour le niveau qui nous occupe, les 
données caractéristiques : 
Rayon de courbure de la fiole 50 mètres 
Grossissement de la lunette 25 fois. 
Ouverture efficace de l’objectif 35 millimètres. 
Distance focale 36 centimètres. 
Poids total de l'instrument (niveau et pied). . 12 kilogrammes. 
Les perfectionnements essentiels réalisés par ce niveau ont 
trait au support, à la lunette, et à la nivelle (i). 
Le support est muni d’un plateau mobile pouvant se déplacer 
à frottement gras sur une calotte sphérique contre laquelle il est 
pressé par l’effet d’un ressort à boudin logé dans la pompe. 
Ce dispositif a l’avantage de permettre de donner à l’instru- 
ment toute la stabilité désirable par l’enfoncement à refus des 
pointes des jambes dans le sol. Il supprime, en outre, la nécessité 
de se servir des vis calantes du trépied métallique, pour rendre 
approximativement vertical le pivot du niveau, et procure ainsi 
une économie de temps. 
Certains supports sont même pourvus d’une nivelle sphérique, 
surmontée d’un prisme à réflexion totale qui renvoie l’image de 
la bulle à l’œil de l’observateur placé près de l’oculaire de la 
lunette. Cette nivelle, réglée une fois pour toutes, permet d’assu- 
rer rapidement la verticalité de la colonne de l’instrument. 
La lunette est munie d’un oculaire négatif qui permet d'obtenir 
exactement le coefficient staclimétrique voulu par la simple varia- 
tion de l’écartement du verre de champ par rapport au réticule. 
Celui-ci, d'ailleurs, au lieu d’être constitué par des fils d’arai- 
gnée, sujets à se détendre ou à se rompre, l’est par des traits 
gravés sur verre et soigneusement mis à l’abri de la poussière. 
En outre, un ingénieux dispositif permet à deux observateurs, se 
remplaçant alternativement à l’oculaire de la lunette pendant 
une série d’opérations, de retrouver immédiatement chacun leur 
point respectif. 
(i) M. le colonel Goulier a donné ce nom à l’ensemble — vulgairement 
désigné sous le nom de niveau à bulle d’air — composé de la fiole et de sa 
monture, que celle-ci soit ou no fixée à l’instrument (Note de M. Lallemand.) 
