BIBLIOGRAPHIE. 
267 
Quant à la nivelle, ses perfectionnements portent sur les deux 
points suivants: i° elle a reçu un dispositif propre à assurer le 
retournement simultané de la lunette et de la nivelle, qui a pour 
but de compenser les erreurs de centrage de la lunette et de 
réglage de la fiole; 2 0 elle est complétée par un système de 
prismes à réflexion totale, permettant à l’opérateur de contrôler 
lui-même l’invariabilité de position de la bulle pendant qu’il fait 
ses lectures, en élevant seulement un peu l’œil au-dessus de 
l'oculaire. Ce système de prismes, très préférable au miroir long 
et étroit qu’on retrouve dans plusieurs instruments construits à 
l’étranger (car ce miroir peut donner lieu à des erreurs si son 
inclinaison n’est pas bien réglée), a été imaginé par MM. Lalle- 
mand et Klein. Les images des deux extrémités de la bulle sont 
amenées séparément à l'œil de l’observateur; comme elles sont 
inégalement distantes de celui-ci, elles paraîtraient avoir des 
dimensions différentes (ce qui pourrait entraîner des erreurs), si 
certaines faces des prismes n’avaient reçu des courbures conve- 
nablement calculées pour supprimer cet effet. Ce calcul, très 
intéressant, est développé tout au long par l’auteur. 
M. Lallemand passe ensuite à la mire. Celle qui a été adoptée 
pour les opérations du Nivellement général de la France est due 
au colonel Goulier, dont le nom revient à chaque instant en de 
telles matières. Elle est munie d’un système de compensation qui 
fait connaître à chaque instant les variations de longueur de la 
mire et qui est fondé sur le principe du thermomètre bi-métal- 
lique de Borda. 
On ne saurait imaginer de prime abord toutes les considéra- 
tions qui interviennent cfans l’établissement d’une bonne mire. 
Le livre de M. Lallemand nous les fait minutieusement con- 
naître, et le soin avec lequel il s'y attache n’est assurément pas 
superflu. Sans une bonne mire, toutes les précautions prises par 
ailleurs pour la réussite des opérations deviennent illusoires. 
L’auteur ne craint pas d’insister sur les raisons qui militent pour 
que la mire ait telles dimensions, d'indiquer le choix du bois qui 
se prête le mieux à sa construction et la façon dont il doit être 
mis en œuvre ; il décrit très en détail le système de compensa- 
tion, explique la manière dont doit être faite la division, sans 
oublier ce qui concerne son impression, s’étend enfin, avec 
amples détails, sur la question très délicate de l’étalonnage. Le 
colonel Goulier a encore, pour cette opération, imaginé des 
appareils qui réalisent presque la perfection. N’oublions pas les 
très. ingénieux abaques dressés par M. Lallemand lui-même pour 
donner à vue la correction des erreurs de division des mires. 
