BIBLIOGRAPHIE. 
27I 
suffisante pour le soustraire à l’influence des dilatations ou con- 
tractions provoquées dans les couches superficielles du terrain 
par les variations de la température ou de l’humidité. 
“ La surface de comparaison ainsi définie présentera le maxi- 
mum pratiquement réalisable de fixité... „ 
L’auteur décrit succinctement les procédés employés jusqu’ici 
pour la détermination du niveau moyen de la mer : échelle de 
port; marégraphe simple (employé pour la première fois vers 
1 840 par l’ingénieur français Chazallon) ; marégraphe totalisa- 
teur de Reitz. Puis il arrive au très ingénieux appareil qu’il a 
lui-même imaginé pour effectuer cette détermination et auquel 
il a donné le nom de médimarémètre. 
Cet appareil est basé sur le principe de Y amortissement des 
ondes qui peut s’énoncer ainsi : Si un tube vertical étanche, fermé 
à sa partie inférieure par une cloison poreuse, est plongé dans 
une nappe d’eau dont la surface est animée d’un mouvement 
vertical périodique, les oscillations du liquide se reproduisent à 
l’intérieur du tube avec la même période et le même niveau 
moyen qu’à l’extérieur, mais avec une amplitude réduite et un 
retard dans la phase. 
Cette réduction et ce retard sont d’autant plus marqués : 
i° que la cloison est moins poreuse, ou sa surface plus petite 
comparée à la section libre du tube, 2 0 que l’oscillation exté- 
rieure est plus rapide. 
D’ailleurs, si le mouvement du liquide est composé, la cloison 
agit sur chacune des ondes composantes comme si elle était 
seule. 
On peut, en disposant convenablement de la cloison poreuse, 
faire en sorte que les oscillations rapides (comme celles de la 
houle) soient presque totalement arrêtées alors que les oscilla- 
tions lentes se transmettent sans réduction sensible ; mais — et 
c’est là le point essentiel — le niveau moyen reste le même. 
En outre, si la porosité de la cloison diminue progressivement, 
l’amplitude de l’oscillation intérieure va se réduisant de plus en 
plus, les phases sont de plus en plus retardées, mais le niveau 
moyen reste toujours celui de l’onde extérieure. 
Ces propriétés des cloisons poreuses ont été très heureuse- 
ment mises à profit par M. Lallemand dans son médimarémètre , 
muni d’ailleurs d’une foule de dispositifs fort ingénieux destinés 
à en rendre l’emploi aussi commode et aussi précis que possible. 
Le premier médimarémètre a fonctionné dans le port de Mar- 
seille ; on en a depuis installé d’autres sur divers points de la 
