134 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
Le même service se répète textuellement la nuit, de 
23 h. 53 m. à 24 h. 0 m. 0 s. 
C’est surtout de l’enregistrement photographique de 
ces divers signaux horaires — battements, tops et 
barres — en vue des travaux astronomiques et géodé- 
siques de haute précision que nous voulons parler ici. 
Méthodes d'enregistrement de M. H. Abraham. — 
A l’appui du vœu mentionné ci-dessus, M. H. Abra- 
ham présentait une série de tracés chronographiques 
très intéressants. 
Pour les comparaisons d’heures, M. Abraham fait 
tracer par un même style (plume ou rayon lumineux) 
les signaux radiotélégraphiques et les battements de 
l’horloge à comparer ; par le fait, les mesures sur les 
tracés deviennent plus faciles et plus précises. 
Une première série de graphiques avaient été obtenus 
au moyen d’un milliampèremètre enregistreur à plume, 
réalisé sur les indications de M. II. Abraham par les 
ateliers Carpentier. Ces tracés montraient des appli- 
cations de la méthode des coïncidences à deux pendules 
à contact électrique bref, — une inscription directe à 
l’Observatoire de Paris des signaux horaires reçus par 
T. S. F. (battements rythmés) de la Tour Eiffel et, 
simultanément, par la même plume, de la seconde de 
l’Observatoire, — la détermination du retard constant 
(8 centièmes de seconde) entre le courant qui com- 
mande le manipulateur T. S. F. et le départ du train 
d’ondes pour un signal horaire, — une inscription 
d’un télégramme sans aucun relais. 
Grâce à la finesse des tracés et au déroulement 
rapide du papier enregistreur, les pointés sur ces 
chronogrammes pouvaient prétendre à une exactitude 
supérieure au centième de seconde. « Mais il va sans 
dire, observait M. Abraham, que tous les courants 
doivent autant que possible être enregistrés directe- 
