138 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
tension du fil se règle au moyen du bouton à vis T dont 
la pointe appuie sur une tige verticale guidée par deux 
anneaux et commandée par le ressort antagoniste R. 
Comme on le voit sur la fig. 1, le bouton T — non 
plus que la tige qu’il commande — n’est pas dans le 
plan du fil. mais dans un des angles de la cage de 
l’ appareil. 
Le champ électrostatique se forme entre les arêtes 
de deux coins métalliques Si S 2 isolés à l’ambre E[ E,. 
La distance de ces arêtes est réglable par des boutons 
à vis G. Les coins sont, par exemple, connectés par les 
bornes isolées B aux pôles d’une batterie de 500 volts 
(éléments minuscules noyés dans la paraffine). 
Le potentiel variable à observer — ici l’oscillation 
hertzienne captée par l’antenne — est reçu sur le fil 
mobile. 
D’une façon générale, on voit que l’électromètre 
unifilaire se prête à tous les modes d’emploi de l’élec- 
tromètre à quadrants. 
La sensibilité de l'appareil est réglable, dans de très 
larges limites, par la tension du fil et par sa distance 
à chacune des deux arêtes, pôles du champ électrosta- 
tique. Cette sensibilité varie du millivolt aux potentiels 
explosifs. 
Le tout — fil de quartz et coins métalliques — est, 
naturellement, enfermé dans une cage de Faraday 
(fig. 1), percée seulement de deux petites fenêtres gril- 
lagées. L’une de ces fenêtres sert à éclairer une faible 
portion delà région médiane du fil mobile. Sur l’autre 
ust monté le microscope d’observation M (fig. 1) dont 
la mise au point se fait au moyen de la virole D. A cet 
effet, le tube du microscope glisse à frottement doux 
dans la virole. 11 porte une vis dont la tête s’engage 
dans une fente hélicoïdale ménagée dans la virole. 
Suivant le sens de la rotation de celle-ci, la tête de la 
