RÉCEPTION PHOTOGRAPHIQUE DES RADIOTELEGRAM. 139 
vis et, par suite, le microscope, sont entraînés vers le 
fil ou en sont éloignés. 
Virole et microscope sont implantés normalement 
dans une plaque-chariot qu’un bouton à vis Y permet 
de déplacer de façon à amener le milieu du champ en 
coïncidence avec le fil. 
La monture de cette optique réduit presque à zéro 
l’ouverture de la fenêtre de visée, et nous allons voir 
à l’instant qu’il en est de même de la fenêtre d'éclai- 
rage. Le bouchon d’ambre qui sert à l’isolement de la 
partie supérieure du fil de quartz est lui-même pro- 
tégé par un chapeau métallique qui ne laisse passer 
qu’une fine sonde de contact A. 
L’état de sécheresse et, par suite, le pouvoir d’iso- 
lement des pièces d’ambre sont assurés par des am- 
poules N (fig. 1) que l’on charge de sodium métallique. 
Le pied P de l’appareil est à vis calantes (fig. 1). 
Éclairage. — Envisage-t-on l’enregistrement photo- 
graphique des déplacements du fil électrométrique ou 
— plus généralement — son observation par projec- 
tion, on aura tout avantage à employer l’appareillage 
d’éclairage très simple et très pratique utilisé par le 
P. Wulf. Il consiste en une lampe Osram (fig. 1) à fila- 
ment rectiligne — le modèle de quatre volts suffit pour 
l’enregistrement photographique — enfermée dans une 
petite lanterne armée d'une lentille. Le condensateur 
est complété par un objectif de Zeiss de faible grossis- 
sement vissé directement sur la fenêtre d’éclairage. 
Le fil de la lampe est monté perpendiculairement à 
la direction du fil électrométrique. Avec un réglage 
convenable des distances, le microscope, muni pour 
bien faire d’un oculaire spécial pour la projection, 
donne sur un écran perpendiculaire à son axe une 
bande lumineuse rectiligne coupée par l’image noire 
du fil de quartz. 
