RÉCEPTION PHOTOGRAPHIQUE DES RADIOTÉLÉGRAM. 141 
Ajoutons que s’il y avait lieu de mesurer sur le gra- 
phique les élongations du fil électrométrique, il serait 
avantageux d’employer une lame de verre graduée en 
millimètres telle que celles fournies par Zeiss. L’en- 
semble des graphiques qui accompagnent la présente 
note ont été exécutés dans ces conditions. De là la 
réglure longitudinale que l’on y remarque. En somme, 
cette réglure représente les divisions des ordonnées de 
la courbe tracée par le fil électrométrique. Par suite, 
que le papier dans son déroulement subisse des déplace- 
ments latéraux, que dans le développement photogra- 
phique et le séchage subséquent il se dilate ou se con- 
tracte, ces irrégularités se reconnaîtront facilement à 
l’inspection de la réglure et. celle-ci constituant la trace 
d’un système de repères fixes entre lesquels voyage le 
fil, la courbe pourra toujours être lue et mesurée avec 
toute la précision désirable. 
Plus loin, en parlant de l’enregistrement du temps, 
nous verrons comment on se procure des repères précis 
pour les abscisses. 
La première mise au point de la lame de verre contre 
laquêlle passe le papier, se fait par tâtonnements. Celle-ci 
une fois réalisée, il est pratique de disposer au-dessus 
de la chambre de l’enregistreur, dans un plan équivalent 
à celui du papier sensible, un petit écran blanc. 
Pour prendre un photogramme, on commence par 
chercher l’image du fil au moyen d’un écran tenu à la 
main et recevant tout le faisceau du microscope de 
projection. Cet écran sera un morceau de bristol — 
blanc ou mieux recouvert de peinture à l’aluminium — 
de la grandeur du front de l’enregistreur. Une fois le 
fil trouvé, on l’amène sur le petit écran disposé au- 
dessus de la chambre où l’on peut effectuer la mise au 
point — si toutefois l’optique employée donne une image 
suffisamment plane pour que la mise au point sur l’écran 
excentré coïncide avec la mise au point du centre du 
