146 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
projection (1). Sur ce champ se détache en noir le fil de 
quartz dont l’image est projetée par le microscope M 
sur le film mobile à travers la lentille cylindrique C. 
Gomme nous l’avons dit, dans le montage actuellement 
en question, le galvanomètre d’Einthovén cède sa place 
à l’électromètre. Le fil électrométrique se substitue au 
fil Q. Microscope etc., tout le reste subsiste. 
Nous revenons à l'en regist renient du temps. H sur 
le cliché représente la caisse de l'horloge astronomique 
à comparer. Dans le fond de cette caisse, derrière la 
tige du pendule P, supposé immobile, si l’on veut, est 
fixé un petit miroir concave (voisin de la lettre H). 
A la tige même on attache une lamelle d'aluminium B 
noircie. La même source A, qui éclaire le champ du 
microscope, envoie également un faisceau de lumière 
sur le petit miroir qui la concentre en un foyer très 
petit. Source et miroir sont disposés de telle sorte que 
ce foyer se forme au voisinage du bord de la lamelle, 
le pendule étant au repos. De la sorte, dans le mouve- 
ment du pendule, la lamelle coupera le faisceau lumi- 
neux au foyer à l’instant de son passage dans la posi- 
tion d’équilibre (vitesse maximum) — ou à peu près. 
Cette imprécision est sans conséquence, comme on va 
le dire. 
Le faisceau réfléchi par le miroir est repris par une 
lentille — ou un système de lentilles — et dirigé vers 
l’appareil enregistreur sur le film duquel il forme une 
image ponctuelle ; sur ce film mobile se marquera 
donc une série de traits — noirs après développement 
— et parallèles au mouvement ; des intervalles séparent 
ces traits et correspondent aux époques d’occultation 
du foyer lumineux par la lamelle. 
Lamarche de l'horloge est dès lors enregistrée avec 
précision. En effet le commencement d’un trait corres- 
(1) Nous avons décrit ci-dessus un meilleur dispositif d'éclairage. 
