RÉCEPTION PHOTOGRAPHIQUE DES RADIOTELEGRAM. 153 
Galvanomètre à corde d'Einthoven. — Déjà nous avons 
fait allusion au principe de sa construction. Le modèle 
à aimants permanents que nous avons employé consiste 
en deux aimants en fer à cheval créant un champ 
relativement puissant dans lequel est tendu, perpendi- 
culairement aux lignes de force, un fil conducteur très 
fin — une corde , dit-on, en traduisant littéralement 
l’expression allemande. 
Quand un courant parcourt ce conducteur, celui-ci 
est entraîné, perpendiculairement aux lignes de force, 
dans un sens ou dans l’autre, d’après la règle connue 
sous le nom de règle de la 
main gauche et que nous 
nous permettons de rappeler : 
« Soient l'index et le pouce 
de la main gauche étendus 
normalement l’un à l’autre 
dans le plan de la paume et 
le médius normal à ce plan : 
si l'index est dirigé suivant 
les lignes de force et le 
médius dans la direction du 
courant, le pouce indique le 
sens dans lequel le fil est 
déplacé par le champ » (1). 
La fig. 5 représente le gal- 
vanomètre à corde à aimants 
permanents vu en perspec- 
tive : la fig. 6 en est une 
coupe horizontale perpendiculaire au fil conducteur 
et la fig. 7 une coupe verticale suivant le fil conduc- 
Fig. 5. — Galvanomètre à corde 
Edelmann, Munich 
(1) Peut-être la règle s’exprime-t-elle plus commodément sous la forme 
suggérée par Schmidt-Ulm. : « Quand on place la paume de la main gauche 
de façon à repousser les lignes de force et l’index dans le sens du courant, le 
pouce indique le sens dans lequel le fil se déplace sous l’action du champ ». 
