RÉCEPTION PHOTOGRAPHIQUE DES RADIOTELEGRAM. 155 
Sur les trois figures 5, 6 et 7 les mêmes lettres 
désignent les mêmes pièces. 
Dans l’espace interpolaire se trouve une lame épaisse 
m en laiton dans laquelle sont taillées deux rainures 
en coin (fig. 6), ou se logent les pièces polaires en fer 
doux. Aimants et pièces polaires sont percés de deux 
fenêtres permettant, à l’aide d’un microscope, l’obser- 
vation directe du fil galvanométrique ou bien sa pro- 
jection. Sur les pièces isolantes h se trouvent les bornes 
L et M (Fig. 5). 
La tension du conducteur filiforme et, par suite, la 
sensibilité de l’appareil et la rapidité de ses indications 
se règlent au moyen du bouton molleté isolant F. Voici 
les détails les plus importants de cette partie essentielle 
de la construction. Le bouton F entraîne un écrou n, en 
forme de chapeau, mobile sur la pièce filetée r : si l’écrou 
se déplace vers le haut, le fil, obéissant à un ressort, se 
tend ; le mouvement en sens contraire relâche le fil. 
En effet, ce fil très fin est soudé à chacune de ses 
extrémités à une tigelle t. Celle d’en-dessous est fixe. 
Celle d’en haut porte un petit plateau p, qu’un ressort 
à boudin f , s’appuyant par dessous sur la pièce r, 
repousse contre la partie supérieure de l’écrou n à 
chapeau. On a donc bien les deux effets voulus : mou- 
vement de l’écrou n vers le haut, tension du fil par le 
ressort ; mouvement vers le bas, écrasement du res- 
sort et relâchement du fil. 
Sur le pourtour extérieur de r est gravée une divi- 
sion K ; un repère sur l’écrou n permet de préciser le 
degré de tension actuel du fil (Fig. 5). L T ne vis, invi- 
sible sur les figures, limite le mouvement de l’écrou n 
vers le haut afin d’empêcher qu’en tendant le fil d’une 
façon excessive, on ne s’expose à le briser. 
Ce fil est en effet d’une minceur extrême. Le nôtre, 
en or, avait 5 microns (= 0,005 mm.). Sa longueur 
