156 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
était de 65 mm. ; sa résistance électrique de 150 ohms 
environ. 
L'anneau R (fig. 6) sert à lixer le galvanomètre sur 
la tige S (fig. 5) à la hauteur voulue. 
N (fig. 5) est une borne dont la mise à la terre pro- 
tège le fil contre certains effets électrostatiques pertur- 
bateurs. , 
Sans augmenter bien sensiblement les frais d'instal- 
lation, on pourrait acquérir un galvanomètre bien 
meilleur que celui que nous avons employé. Nous ne 
voulons point parler du gros galvanomètre à corde. 
Outre que son prix est beaucoup pl us élevé, son réglage 
est notablement plus délicat et il ne pourrait guère con- 
venir qu’à une installation fixe. Nous faisons allusion à 
cet autre modèle, à peine plus encombrant que le nôtre: 
le petit galvanomètre d’Einthoven à électro-aimant , 
construit également par Edelmann (fig. 8). 
Cet appareil plus parfait conviendrait partout où l’on 
pourrait disposer de la faible énergie électrique néces- 
saire à l'excitation du petit électro-aimant (4,2 ampères 
sous 8 volts). Son champ magnétique a une intensité 
considérable : de 8000 à 10000 unités C. (1. S. 
Les équipages à fil des deux petits modèles — à 
aimants permanents et à électro-aimants — sont inter- 
changeables. 
L’optique du microscope varie suivant que l’on veut 
observer le fil directement ou par projection et suivant 
le grossissement à obtenir. Pour la projection, il est 
commode de se servir de l’oculaire spécial de Zeiss. 
Récemment un modèle de support a été créé qui per- 
met d’employer les microscopes que l’on posséderait 
déjà (fig. 9). Cet agencement est, du reste, beaucoup 
plus pratique que le type primitif surtout pour la pro- 
jection. Nous avons adopté une disposition équivalente. 
Tous nos essais ont été faits avec un objectif A et un 
oculaire ordinaire n° 2 de Zeiss de construction déjà 
