RÉCEPTION PHOTOGRAPHIQUE DES RADIOTELEGRAM. 167 
des Longitudes expose la chose en détail relativement 
à la méthode téléphonique (pp. 36 et suiv., figg. 20 
et 21). Nous n'aurions qu’à transcrire ces pages ici — 
avec cette seule ajoute que pour l’enregistrement pho- 
tographique, il suffit de mettre le galvanomètre à corde 
en parallèle avec le téléphone. Même remarque pour 
les méthodes si élégantes et si précises imaginées, par 
M. le Commandant Ferrié, pour la mesure des petits 
intervalles de temps (Ann. Bureau Longit., 1913, 
loc. cit ., pp. 26 et suiv.). 
En un mot, tout ce que le téléphone permet cT en- 
tendre, le galvanomètre à corde (et l 3 'électromètre 
uni plaire de Wulf ) est susceptible de V enregistrer , 
transformant ainsi une observation personnelle et fugi- 
tive d’un seul fait, la coïncidence, en un document 
riche d’indications, objectif et permanent. 
Une petite remarque de détail. Ci-dessus comme 
contrôle de la régularité du déroulement de la bande 
sensible et au besoin, comme repères de correction, on 
a suggéré le tracé d’une sinusoïde au moyen d’un 
électrodiapason à miroir. Nous ne doutons pas que le 
fil galvanométrique ne puisse être employé à inscrire 
cette sinusoïde, conjointement avec le temps local et les 
signaux horaires. Le mouvement oscillatoire d’un 
électrodiapason lui serait transmis par induction. Sans 
avoir tenté l’expérience, nous sommes convaincus de 
sa réussite, simple question de bonne mise au point et 
de réglage soigné. Avec une vitesse de déroulement 
suffisante et un fil — de quartz — plutôt tendu, on ob- 
tiendrait un photogramme facile à débrouiller en dépit 
de son apparente complexité. 
Un autre procédé, évidemment approprié, consiste- 
rait à employer un type de galvanomètre à double pL 
créé par Edelmann, pour enregistrer parallèlement, 
par exemple, la différence de potentiel et l’intensité, 
