LA TEMPÉRATURE DU SOLEIL. 233 
Lambert, en fonction de la distance zénithale du soleil ; 
on doit de plus tenir compte de l’altitude. 
L’excès stationnaire peut de la sorte toujours être cor- 
rigé de l’influence atmosphérique et ramené à ce qu’il serait 
aux limites extrêmes de notre atmosphère. Nous suppose- 
rons désormais cette correction faite, sans l’indiquer autre- 
ment. 
L’actinomètre de Saussure fut perfectionné par W. Her- 
schel; sir John Herschel le porta en 1825 au cap de 
Bonne-Espérance, et s’en servit pour mesurer la radiation 
solaire. Son thermomètre était enfermé dans une boîte mé- 
tallique noircie ; c’était encore un instrument de campagne. 
Le père Secchi entreprit de construire un instrument de 
laboratoire. En voici la description empruntée à son grand 
ouvrage sur le soleil ( 1 ). 
Cet appareil se compose de deux cylindres concentri- 
ques formant une espèce de chaudière, dont la capacité 
annulaire peut être remplie d’eau ou d’huile, à une tempé- 
rature quelconque ; on peut même y faire passer un cou- 
rant de vapeur, ou de gaz, en la faisant communiquer avec 
un petit générateur, ou tout simplement avec la cheminée 
d’une lampe. Un thermomètre passe par une tubulure à 
travers l’espace annulaire, et pénètre jusqu’à l’axe du 
cylindre ; il reçoit les rayons solaires qui se sont introduits 
par un diaphragme dont l’ouverture est à peine plus grande 
que le diamètre de la boule du thermomètre. Un verre 
épais ferme la partie postérieure de l’appareil, et permet 
de s’assurer par l’ombre portée sur un écran de la bonne 
position du thermomètre. Le cylindre intérieur et le ther- 
momètre sont recouverts de noir de fumée mat. Un second 
thermomètre donne la température de l’enveloppe annu- 
laire, et par suite celle de l’enceinte. Enfin l’actinomètre 
est monté sur un support ayant un mouvement parallacti- 
que, afin de suivre le mouvement diurne de l’astre. 
(1) Le Soleil, t. n, page 233. 
