308 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
une petite tige à laquelle sont suspendues les lames d’or. Une cage de 
verre, d’où les plateaux seuls émergent, recouvre tout l’appareil. 
Cet appareil garde très longtemps la charge, grâce à cet isolement plus 
parfait, et par suite l’usage en sera très précieux à tous les professeurs. 
Hygromètre de üf. Th. Edelmann (1). — La détermination du 
degré hygrométrique de l’atmosphère, se fait depuis longues années, 
très régulièrement dans toutes les stations météorologiques. Malheureu- 
sement les appareils que l’on met en œuvre pour le mesurer sont très 
imparfaits. Recourir aux seuls procédés exacts, le procédé chimique 
de Brunner et ses analogues, n’est guère possible ; une seule expérience 
demande des heures entières et des pesées délicates ; toutes choses que 
l’on ne peut exiger d’un observateur chargé d’ailleurs de travaux plus 
importants. 
Le procédé de M. Régnault, moins direct déjà, demande encore un 
temps trop long. La modification que M . Alluard a faite à l’appareil le 
simplifie sans doute mais n’en abrège pas la manœuvre. 
Reste donc l'hygromètre de Saussure, auquel on ne peut se fier; 
et le psychromètre d’August qui résout le problème par une voie très 
détournée, mais qui du moins ne demande d’autre travail que deux lec- 
tures thermométriques et un recours à des tables à double entrée. 
Aussi ce dernier appareil est-il le seul qui soit généralement en usage. 
On ne peut toutefois se dissimuler qu’il n’a pas dans ce genre de déter- 
minations l’exactitude désirable. On doit chercher mieux. 
M. Edelmann a tenté l’épreuve. Dans un gros tube en verre, muni de 
robinets, il fait entrer par aspiration l’air dont il veut déterminer l’état 
hygrométrique. Cette masse d’air emprisonnée dans le tube s’y trouve à 
une tension mesurée par un manomètre adapté à l’appareil. On tient 
note de cette tension; puis on laisse tomber à l’intérieur du tube une 
quantité donnée d’acide sulfurique, qui s’étend en nappe assez large 
et ne fait guère varier le volume de l’air intérieur. L’acide sulfurique 
absorbe la vapeur d’eau et la tension du mélange gazeux varie. La diffé- 
rence entre cette dernière tension et la première donne la tension de la 
vapeur d’eau contenue d’abord dans le mélange. 
M. Bichat, en rendant compte de cet appareil, lui fait des reproches 
auxquels il sera difficile de répondre. Comment admettre que toute la 
vapeur d’eau du mélange puisse être absorbée « en un temps suffisam- 
ment court pour que la température reste rigoureusement constante » 
et que de ce chef la tension du mélange ne change pas? — Ensuite il est 
bien clair que l’absorption de l’eau par l’acide ne se produit pas sans dé- 
(1) Anna len der Phy^ih und Chemie. Nouvelle série, t. vi, p. 455. 1879. 
