REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
311 
charbon étant très gros et la surface rayonnante très étendue ; comme 
température maxima, 3200°; lorsque le charbon était mince et la surface 
rayonnante un quart à peu près de celle qui correspondait à la tempéra- 
ture minima. 
6° L’on peut considérer la température de l’extrême pointe polaire 
négative comme égale à 2500° au moins ; celle de l’extrémité polaire po- 
sitive n’est pas inférieure à 3200°. 
Galvanomètre et ïlagnctomètro de G. Hopkins (1). — Ces 
appareils, ou plutôt cet appareil, — car au fond c’est un même 
instrument appliqué à deux usages divers — cet appareil est 
d’un système tout nouveau, très ingénieux et susceptible d’une déli- 
catesse extrême. Un tube capillaire pénètre dans une cuvette en acier 
pleine de mercure, Le fond de la cuvette est formé par une lame de 
vulcanite mince, au centre de laquelle est adapté un disque de 1er doux 
dans lecas où l’appareil doit servir comme électromètre, et d’acier aiman- 
té quand il doit servir comme magnétomèlre et mesurer des répulsions 
aussi bien que des attractions magnétiques. 
La cuvette ainsi constituée est portée sur trois colonnes au milieu des- 
quelles, sous le poids du mercure, la lame de vulcanite s’incurve légè- 
rement. 
Par dessous se dresse un électro-aimant. 
Un piston plongeur permet, avant toute expérience, défaire monter le 
mercure dans le tube thermométrique jusqu’à hauteur de la graduation 
0. Maintenant qu’un courant vienne à passer dans les spires de l’élec- 
tro-aimant, aussitôt le disque de fer doux est attiré, la lame de vulca- 
nite s’incurve davantage, le mercure descend dans le tube, et finit par 
s’arrêter au niveau d’une graduation donnée qui servira de mesure à 
l’intensité du courant. 
Aussi longtemps que l’intensité du courant demeurera invariable ; le 
mercure stationnera dans le tube : mais si elle vient à varier, le mer- 
cure éprouvera des oscillations qui en seront l’indice et la mesure. 
On gradue l’appareil en soumettant la lame de vulcanite à des trac- 
tions de 1, 2, 3, 5, etc. grammes. 
M. Hopkins a imaginé cet appareil pour mesurer la constance du 
courant fourni par une machine dynamo-électrique de Gramme. 
Il est aisé de voir comment il faudrait procéder si on le voulait em- 
ployer comme magnétomètre. 
L.es orages en Belgique durant l’année IS'SS. — Monsieur 
A. Lancaster vient de publier dans les Annales de l'Observatoire de 
(1) Scienlific American, sept. 1879. 
