REVUE  DES  RECUEILS  PÉRIODIQUES. 
329 
même,  s’était  tenue,  en  août  passé,  une  des  réunions  les  plus 
intéressantes  du  Congrès  de  Physique.  Le  souvenir  de  ce  grand 
succès  sans  doute,  a inspiré  à l’habile  et  dévoué  comité  organi- 
sateur l’idée  de  faire  bénéficier  la  réunion  pascale  de  la  Société 
des  mêmes  avantages.  Idée  heureuse,  qui  a réuni  les  suffrages 
unanimes  des  membres  présents.  Leur  nombre,  l’intérêt  très 
marqué  qu’ils  prirent  à ces  séances,  doivent  constituer  pour  le 
comité  la  meilleure  félicitation  et  le  plus  précieux  encouragement. 
Un  regret  seulement.  Les  conférences  à la  Sorbonne  se 
tenaient  le  vendredi  et  le  samedi,  de  Ü1  heures  à 5 heures  de 
l’après-midi.  L’exposition,  toujours  si  intéressante,  n’était  plus 
pratiquement  accessible  que  le  soir  à huit  heures.  Il  sera  porté 
remède  à ce  désagrément.  Si  nos  renseignements  sont  exacts, 
désormais  l’exposition  sera  ouverte  dès  le  matin,  le  vendredi  et 
le  samedi.  Alors,  ce  sera  la  perfection. 
Il  ne  nous  est  pas  possible  — malheureusement  — de  donner 
une  analyse  complète  des  conférences  de  la  Sorbonne.  Quelques 
orateurs  y ont  traité  des  questions  non  encore  suffisamment 
vulgarisées.  L’exposé  de  leur  pensée  réclamerait  des  développe- 
ments que  nous  devons  nous  interdire.  Ramassons  du  moins 
quelques  glanures  dans  leurs  savantes  communications  (1). 
M.  P.  Weiss  parle  d’un  nouveau  système  de  voltmètres  et 
d’ampèremètres  rendus  indépendants,  par  compensation, 
des  variations  accidentelles  de  leur  aimant  permanent. 
Prenons  un  exemple.  Le  galvanomètre  Deprez-d’Arsonval  est 
connu  : un  équipage  parcouru  par  le  courant  à étudier  est  mobile 
entre  les  pôles  d’un  aimant  permanent;  la  déviation  fait  naître 
dans  les  conducteurs  d’amenée  et  de  départ  du  courant  un  couple 
antagoniste.  Si  l’aimant  faiblit  avec  le  temps,  le  couple  antago- 
niste devient  prépondérant,  la  sensibilité  de  l’appareil  diminue. 
Elle  augmente  au  contraire  dans  les  appareils  où  l’aimant 
fournit,  non  plus  la  force  déviante,  mais  la  force  antagoniste. 
Dans  les  deux  cas,  il  est  possible,  comme  l’a  établi  M.  Weiss, 
de  corriger  ces  variations  l’une  par  l’autre.  A cette  fin,  il 
emprunte  la  force  antagoniste  et  la  force  déviante  au  même 
aimant.  Sur  l’équipage  du  galvanomètre,  est  fixée  une  pièce  de 
fer  calculée  de  façon  que  le  couple  qui  lui  est  dû,  l’emporte 
considérablement  sur  le  couple  élastique  des  conducteurs.  Le 
(1)  Bulletins  de  la  Société  française  de  Physique,  n°  16f,  pp.  5 et 
suiv. 
