REVUE  DES  RECUEILS  PÉRIODIQUES. 
peu  à gauche,  et  rien  que  cela,  tandis  que  notre  œil  gauche 
verrait  la  silhouette  du  même  objet  produite  par  une  source  un 
peu  à droite,  la  superposition  de  ces  deux  silhouettes  nous  don- 
nera la  sensation  du  relief. 
Ce  mode  d’observation  intéressant  et  utile  a été  proposé  et 
réalisé  par  Rouliès  et  Lacroix  au  moyen  de  deux  bobines  ; 
Destot  et  Sauve,  puis  aussi  Guilloz  ont  modifié  le  jeu  des 
organes  en  usage  dans  cette  méthode.  L’emploi  du  courant 
alternatif  conduit  à une  solution  beaucoup  plus  élégante. 
Voici  notre  transformateur,  armé  de  deux  excitateurs,  I et  IL 
Placés  sous  la  dépendance  de  deux  soupapes,  les  excitateurs 
sont  alimentés,  tour  à tour,  par  les  deux  alternances  successives. 
Un  moteur,  animé  par  le  même  courant  alternatif,  masque  une 
ouverture  synchroniquement  à l’alternance  provoquant  l’étin- 
celle de  l’excitateur  I,  par  exemple.  Si  nous  regardons  cet  exci- 
tateur I par  l’ouverture  en  question,  nous  ne  verrons  jamais  son 
étincelle,  évidemment  ; tandis  que,  par  la  même  ouverture,  nous 
observerons  très  bien  l’étincelle  II.  Le  même  moteur  peut,  en 
même  temps,  masquer  une  seconde  ouverture  synchroniquement 
à l’étincelle  11;  nous  ne  pourrons  donc  y observer  que  l’étincelle  I. 
Chacun  des  visiteurs  de  l’Exposition  a pu  constater  ce  phéno- 
mène. Avec  un  pareil  binocle,  l’écran  classique  et,  à la  place  des 
excitateurs,  deux  tubes  de  Crookes,  nous  avons  l’essentiel  d’une 
jolie  méthode  de  stéréo-radioscopie. 
M.  Villard  a encore  bien  d’antres  choses  à nous  montrer.  Nous 
y reviendrons.  Mais  le  temps  nous  presse,  il  faut  passer  — bien 
à regret. 
A l’entrée  de  la  grande  salle  des  séances,  nous  trouvons 
l’exposition  de  M.  le  Dr  Beclère,  un  des  fervents  des  rayons  X, 
leur  apôtre  dans  le  monde  médical  parisien,  auquel  chaque 
année,  il  donne  une  série  de  conférences  avec  applications  pra- 
tiques sur  l’usage  de  la  radiotechnie  en  médecine.  Son  sujet  de 
prédilection  est  le  diagnostic  rôntgénien  des  affections  thora- 
ciques. Les  praticiens  ont  lu  son  rapport  au  Congrès  internatio- 
nal de  radiologie  et  d’électrologie  médicales,  en  1900. La  pratique 
journalière  de  l’exploration  radioscopique  du  thorax  a conduit 
M.  Beclère  à imaginer  son  diaphragme-iris  qui  ajoute  tant  de 
netteté  et  d’opposition  à l’image  et  permet,  à chaque  instant,  de 
préciser  le  point  d’incidence  normale  des  rayons  X sur  l’écran. 
Nous  avons  encore  de  lui  un  spintermètre  ou  mesureur  de  l’étin- 
celle équivalente  à la  résistance  du  tube,  et,  indirectement,  du 
