REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 
667 
Que l’on fasse passer ce courant dans le voisinage de l’aiguille aimantée. 
L’écart subi par l’aiguille mesurera l’intensité du courant, et l’intensité 
du courant étant proportionnelle à la variation de température, il 
mesurera du coup l’étendue de cette variation. Voilà bien la pile thermo- 
électrique et son galvanomètre. 
Ce procédé d’évaluation est d’une sensibilité extrême. Un bon appareil 
de Melloni en relation avec un bon galvanomètre peut trahir la chaleur 
rayonnée par la main à un mètre de distance. 
L’appareil de M. Edison, beaucoup plus simple, promet des résultats 
plus surprenants. 
Une pile voltaïque, suffisamment constante, donne naissance à un 
courant électrique qui parcourt les spires d’un galvanomètre et en 
actionne l’aiguille aimantée. Avant de pénétrer dans le galvanomètre le 
courant, en suivant le fil métallique issu de la pile, doit traverser l’épais- 
seur d’une lame de charbon serrée entre deux lames de platine; après 
quoi il retrouve le fil normal qui le conduit au galvanomètre. Il se trouve 
ainsi affaibli par la résistance du charbon; mais cet affaiblissement sera 
d’autant moins considérable, que la pression des deux lames de platine 
sur la rondelle de charbon sera plus énergique. Il suit de là que l’intensité 
du courant pourra servir de mesure à l’énergie de la pression exercée par 
les lames. 
Ceci posé, imaginons un socle de fonte duquel émergent, à distance 
d’une quinzaine de centimètres, deux talons d’acier inébranlables. Posons 
contre l’un de ces talons le petit système des lames de platine et de 
charbon. A travers le second talon faisons passer une vis à pas très fin, 
et entre la vis et les rondelles, établissons un petit cylindre de bois, de 
métal ou d’ébonite. Nous pouvons ainsi, en avançant ou en reculant la vis, 
augmenter ou diminuer la pression exercée par les lames de platine sur 
la rondelle, et par conséquent augmenter ou diminuer l’intensité du 
courant qui actionne le galvanomètre; nous verrons donc augmenter ou 
diminuer l’écart subi par l’aiguille aimantée. 
Nous venons de décrire le micro-tasimètre de M Edison. Il nous reste 
à dire comment il sert à l’usage dont nous parlions plus haut : à la mesure 
deminimes variations de température. Le voici. 
Etablissons l’appareil tel que nous venons de le décrire et réglons la 
vis de manière à ce que la pression soit à peu près au minimum et l’écart 
de l’aiguille très faible. 
Je suppose que le petit cylindre qui transmet la pression de la vis aux 
rondelles soit en un métal très dilatable. La plus légère variation de 
température qu il éprouvera se manifestera par un racourcissement ou 
un allongement de son axe, et si minime que soit cette modification de 
sa longueur, elle diminuera ou augmentera la pression des rondelles ; 
finalement elle diminuera ou augmentera l’écart de l’aiguille. On le voit, 
1 appareil est fort simple; la manipulation en est aisée et les indications 
exactes. S’il faut en croire le journal américain auquel nous devons la 
première description du micro-tasimètre, un cylindre ou une bande mince 
de caoutchouc durci, placée entre la vis et les rondelles, montre une sen- 
