232 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Voici, pour ces substances, le procédé de filage imaginé par 
M. Boys et son application à la fabrication des fils de quartz. 
A l’extrémité d’une flèche légère formée d’une paille et armée 
d’une aiguille, on attache une petite baguette de quartz de 1 à 2 
millimètres de diamètre ; puis on pose la flèche sur une arbalète 
fixée dans un étau. Tenant d’une main un fragment de quartz 
préalablement fondu, on l’approche jusqu’au contact de la petite 
baguette qui termine la flèche, tandis que, de l’autre main, on 
dirige sur leur point de jonction la flamme du chalumeau. Dès 
qu’une perle incandescente s’est formée entre les deux morceaux 
de quartz on déclanche l’arbalète à l’aide d’une ficelle que Ton 
commande avec le pied : la flèche part, étirant derrière elle un 
fil extrêmement fin qui se termine, en général, dans le morceau 
que Ton a gardé à la main. 
Le même procédé permet d’obtenir des fils de verre, d’éme- 
raude, etc., dont le diamètre n’atteint pas „nrôôïï de pouce, soit 
4o5 ô de millimètre. 
Ces filaments peuvent remplacer, avec avantage, les fils 
d’araignée dans les réticules des micromètres; on pourrait même, 
en disposant côte à côte des fils de même diamètre, former des 
réseaux. Mais c’est comme fils de torsion que leur emploi est 
surtout précieux. 
Nous l’avons dit plus haut, la résistance mécanique des fils de 
quartz est très considérable: M. Boys la croit comparable à celle 
de l’acier. On pourra donc suspendre, à des fils très fins, sans 
s’exposer à les rompre, l’aiguille d’un galvanomètre ou le système 
mobile d’une balance de torsion, dont la balance de Coulomb est 
le type classique. Ces fils étant très fins et doués d’une élasticité 
parfaite, la torsion n’y développe qu’un couple antagoniste 
extrêmement faible sans résidu ; il se prête donc à la con- 
struction d’appareils merveilleusement aptes à la mesure des 
forces minimes. C’est dans ce but surtout que M. Boys les a 
utilisés. 
Son microrcidiomètre, appareil analogue au bolomètre de 
M. Langley (i), et dont l’auteur a donné la description détaillée 
dans les Philosophical transactions de 1889, a pour parties 
essentielles une jonction réceptrice thermo-électrique, sur 
laquelle on concentre le rayonnement calorifique dont on veut 
mesurer l’intensité, et un galvanomètre spécial, à fil de quartz 
(1) Voir Revue des questions scientifiques, seconde série, t. X, Le 
spectre infra-rouge et le bolomètre, par le R. P. Van Geersdaele, p. 34. 
