191 
dj Om sättet att indela barometer-rörets öfre 
ända uti hha rolunidel ar . 
Detta verkställes beqvämast och säkrast på 
jet sättet, att rörets nedre ända a, Pl. \ Fi<* [ \ 
slipas plan, så att den plana stålskifvan b pass-,.’ 
tätt derpa. la skitvans andra sida kittas en 
kork och igenom båda sk ju tes en slät ståltråd c 
a f passande tjocklek (fr. 1, 3 till 2, o dec. linier) 
■t t I.. CAm öi< , • i. r> . , /" 
at p&oo-.--- “j™ y- un *, 0 dec. linier). 
Hela röret, som ar val rengjord t, fy Hes med rent 
qvicksdl ver, och sedan ståltråden är framskjuten 
I vi sä äno r f o v i i . . . > 
H • i.. } J ndinsKiuten 
till en viss längd t. ex. 1 verk tum, så införes 
Jen uti rörets öppna ända, till dess att skifvan 
ligger tatt an emot röret. Derunder utträimes 
utur röret sa mycket qvicksilfver som svajar 
emot trådens volum. Rörets ända täppes nu 
med en annan plan plåt, som deremot hålles sä 
Imrt fast, under det att röret hålles omvändt. 
Den mstangda luftvolumen, som är lika stor med 
traden, förflyttar sig då till den öfre ändan Vid 
qvicksdl ver-gränsen fäster man då en tunn mes- 
sin 
w . ^ tu un mes- 
gsremsa omkring röret, och inskär efter kan- 
° e i ° V' ’ ener Kan- 
ten af densamma, medelst en kopparknif, som är 
bestruken med olja och fin smergel, ritser på 
rörets motsatta sidor, för att utmärka den första 
volumen. Sedan röret hJifvit omvändt, tråden 
bldvit framskjuten 2 tum framom skifvan b och 
pa samma sätt som förr införd i röret, hvar- 
VK en . n y lllia st01 ’ volum qvicksilfver utträn- 
ges, och röret är tillstängd t, har man derefter 
deistades en luftmassa lika med 2 volumer. Den- 
0 L ; Y tta i S 1 SU1 orc,ni »g äfvenledes till rörets 
anda, hvarest två volu mstreck, så som nyss 
namdt, utsättas. De öfriga volumerna be- 
mmas P å enahanda sätt. Försök är gjordt att 
