192 
1 
♦ 
„ • .• i;i,o vikter avicksilfver ; men cleLl •, 
« h »tifver icke sä £ 
Limeden den, i annan ordning vända, k ull . 
ri „ a ’ytnu af qvicksilfret gor del osakeil, K, a ,. 
s ?ecket skall sällas. En Sr.dr.ng ut, qv.cks.lr, 
rels temperatur, ocl. som icke kan nndv.kas, g öt 
dessutom bestämmandet genom vagnmg m m ,| rc 
pålitlig. 
cl) barometerns konstruktion. 
För att lätt kunna åstadkomma forSndvi llg 
uti tomrummets volum, har jag forsok t d sar- 
skilta metoder. i , , 
1 Den första som gjordes, hade det utseen- 
de som Fig. 2 visar, i hälften af naturliga stor- 
leken. a är det långa röret, b det korta, h vil- 
ka stå i förbindelse med b varandra genom ka 
nalen c. Genom samma kanal föi bindas de al- 
ven med tryckpumpen d, uti hvilken pistonen e 
löper upp och ned, hvilket åstadkommes genom 
stålstången /, som utvändigt är gängad, samt gå, ■ 
igenom' en i lager gående mutter. Detta ar e, 
pik ritningen utsatt. Då barometern skulle fyl- 
las nedskjöts pistonen nära botten, barometern 
vändes upp och ned och qvicksilfret mtrattades 
igenom det bål som eljest är tilltäppt medelst 
skr uf ven g. Som detta instrument hade en 
betydlig bredd, som gjorde det obeqvämt pa re- 
sor, och det var svårt att få det att hålla tall i 
lädringen vid h, så försöktes en annan kon- 
struktion v 
2, som är föreställd medelst r ig. 
åstadkommandet af ändring i vacui volum, var 
afsi^ten att, i stället för tryckpump, begagna p>' 11 ' 
° oeU 
D 
