194 
a är afswng.lt, instromentet vändes uppned ^ 
i-öret a fy Hes med nyss värindt, lugot ufsv a p 
nai lt qvicksilfver, alldrabäst genom en hårrö,^ 
lin, lång trall *). Sedan kranen h ar liiskrufvj,^ 
vändes *" instrumentet åter ratt, litet qvicksilf, 
ver inhälles uti röret cl, och kranen g vä U( J es 
sä att h och a kommunicera med hvaranclr a< 
Qvicksilfret faller då uti a samt, för med sig ,j e 
] lift bläsor, som sitta uti kanalen e e. instrurnen, 
tet är nu färdigt till begagnande, pa sätt fö rp 
beskrifvits; men för att la det ännu bättre ock 
så godt som vanliga barometrar, h vilka icke ny. 
ligen äro utkokade, kunna å detta instrument två 
metoder användas. 
Den ena består der uti, att man, etter stan. 
aandet af kommunikationen emellan a och de öf. 
y\ oe vören, vänder barometern uppnecl samtskruf. 
var en liten bandluftpump på kran tappen h Fig, 
5, samt förtunnar luften uti röret a, hvarigenom 
luflblåsorna blifva sa stora, att de stiga tid tleu 
då uppåt vända ändan, samt kunna, medelst 
qvicksilfvers intrattande genom kranen h, ut- 
drifvas °enom kanalen e e. Den undra nielo- 
den består deruli, att man låter barometern hän- 
ga, så som den först var färdig till observation, 
samt skrufvar på krantappen h en hylsa i, uii 
h vilken är inkittad t ett termometerrör af cir- 
ca 1; fots längd, och hvars nedre ända slår 
emot botten uti en liten postlinskopp. Om nian 
derefter öppnar kranen h, så börjar qvicksilfver 
*) På det att rören icke må sprängas, är det angelaget 
att värma dem, så alt de hafva samma temperatur 
som qvicksilfret, äfven af den anledning att fuktig- 
het må derutur utjagas; men man bör ej gå högre 
än som dertill kan behöfvas: + 40° till 50°, icke sa 
högt alt kittningarne mjukna. 
